248 j. BosscHA. SUR l'iî^tensité des courants 
moyen d'une vis micrométrique. Le pas de la vis est de 1 mil- 
limètre, le tambour de la tête de vis est divisé en cent parties 
et permet facilement d'évaluer les millièmes de millimètre ou 
microns. Le microscope fut pointé sur le poil de manière à faire 
coïncider l'un des fils de l'oculaire avec Timage* de quelque 
accident de surface assez nettement défini pour permettre un 
pointé exact. Lorsqu'un courant électrique vient à passer par le 
fil conducteur du téléphone , la plaque , en s'éloignant ou en se 
rapprochant du pôle de l'aimant, fait mouvoir l'image du point 
de repère. L'axe de la vis micrométrique étant parallèle à l'axe 
de l'aimant , on pouvait mesurer facilement ce déplacement en 
tournant la vis micrométrique jusqu'à ce que l'image du point 
de repère coïncidât de nouveau avec l'axe optique du microscope. 
L'intensité du courant fut mesurée au moyen d'une boussole des 
tangentes de Siemens et Halske, dont les indications furent corri- 
gées du défaut de proportionnalité des tangentes et des intensités , 
résultant de la longueur de l'aiguille. Le coefficient constant par 
lequel il faut multiplier les tangentes corrigées, pour obtenir 
l'intensité du courant en unités électromagnétiques de Weber, 
avait été déterminé par une série d'expériences préalables. Il 
fut trouvé égal à 1,22. 
C'est ainsi qu'on obtint, comme moyenne de deux séries de 
mesures , pour le déplacement du centre de la plaque , les valeurs 
suivantes : 
Intensité. Déplacement. 
0,1627 5,77 microns 
0,2337 7,77 
Les déplacements observés avaient en réalité le double de 
cette valeur, puisque, pour agrandir la longueur à mesurer, on 
faisait passer le courant alternativement en sens contraire. 
Il résulte de ces données que les déplacements observés peu- 
vent être regardés comme proportionnels à l'intensité du courant. 
On trouve , en effet , dans cette supposition , pour le déplacement 
é produit par l'unité du courant: 
