504  J.  L.  HOORWEG.  SUR  CNE  PROPRIÉTÉ  DE  l’ÉBOXITE. 
dans  les  mêmes  circonstances , avec  une  pile  thermo-électrique. 
En  faisant  dernièrement  quelques  expériences  sur  le  tasimètre , 
j’ai  bientôt  reconnu  la  cause  de  la  supériorité  qui  vient  d’être 
signalée. 
Une  lanterne  de  Dubosq,  éclairée  tantôt  par  la  lumière  Drum- 
mond  et  tantôt  par  la  lumière  du  gaz,  projetait  à travers  une 
ouverture  circulaire  un  faisceau  lumineux  assez  intense,  qu’une 
lentille  concentrait  soit  sur  la  tige  d’ébonite  du  tasimètre,  soit 
sur  une  pile  thermo- électrique  d’Elliot,  de  50  éléments. 
Un  multiplicateur  à miroir,  intercalé  dans  l’un  ou  dans  l’autre 
circuit , réfléchissait  la  lumière  d’une  autre  lampe  sur  une  échelle 
placée  à 2 mètres  de  distance. 
1.  Entre  la  lentille  et  la  lanterne  fut  alors  placée  une  petite 
auge  (large  de  1 cm.)  contenant  une  solution  ammoniacale  d’oxyde 
de  cuivre , solution  qui  ne  laisse  traverser , comme  on  le  sait , 
que  les  rayons  bleus , violets  et  ultra- violets , c’est-à-dire  les 
rayons  communément  dits  froids. 
La  pile  thermo-électrique  n’indiqua  qu’une  trace  à peine  per- 
ceptible de  courant;  le  tasimètre^  au  contraire^  montra  une 
déviation  de  30  cm. 
L’épaisseur  de  la  couche  liquide  ayant  été  portée  de  1 à 4 
cm. , la  pile  thermo-électrique  ne  présenta  plus  le  moindre  indice 
de  courant,  tandis  que  le  tasimètre  fournissait  encore  une  dévia- 
tion de  15  cm. 
2.  L’auge  à solution  cupro-ammonique  fut  remplacée  par  une 
autre,  toute  pareille  (1  cm.  de  largeur),  remplie  d’une  solution 
d’iode  dans  le  sulfure  de  carbone,  solution  qui  ne  laisse  passer 
que  les  rayons  obscurs  et  les  rayons  rouges. 
La  pile  thermo-électrique  donna  une  déviation  de  30  cm. , le 
tasimètre  une  déviation  de  2b  cm. 
3.  Je  formai  ensuite,  au  moyen  de  la  lumière  Drummond  et 
d’un  prisme  de  flint,  un  spectre  très  net,  et  j’exposai  la  tige 
d’ébonite  du  tasimètre  d’abord  aux  rayons  rouges , puis  aux 
rayons  bleus  et  violets. 
Avec  les  premiers , il  se  produisit  dans  l’instrument  une  dévi- 
