184 H. Loh mann, Untersuchungen zur Feststellung des vollständigen Gehaltes des Meeres an Plankton. 56 
Für die vorliegenden Untersuchungen habe ich eine Centrifuge gebraucht, die durch 
Zahnräder getrieben wurde (Fig. 3), so daf3 die Funktionierung eine ganz exakte war und jeder 
Kurbeldrehung stets eine genau gleiche Umdrehungszahl der Centrifugengläser entsprach. Die- 
selbe wurde mit der Hand getrieben und es war leicht, in einer Minute 1300 Umdrehungen zu 
bewirken; jede Probe wurde 9000 Umdrehungen in 7 Minuten unterworfen. Zur Aufnahme der 
Wasserproben habe ich zwei Sorten von Gläsern herstellen lassen (Fig. 4); der Boden der einen 
(a) war kegelförmig zugespitzt, der der anderen (b) in einen schmalen fingerförmigen Fortsatz 
ausgezogen. Die letzteren dienten nur für die Centrifugierung konservierten und bereits durch 
Filtration konzentrierten Materiales zum Nachweise seltenerer und größerer Formen als Ersatz 
für Pump- und Netzfänge; das recht umfangreiche Sediment sammelte sich in dem Fortsatz an 
und konnte, nachdem das überstehende Wasser durch einfaches Umkippen des Glases abge- 
gossen war, mittelst einer langgestielten Pipette (c) bequem aufgesogen und unter das Mikroskop 
gebracht werden. Es handelte sich hier stets um den Inhalt von V-i Liter geschöpften Meer- 
wassers. Die erstere Form war dagegen für die Centrifugierung lebenden Planktons bestimmt, 
bei der nur Wasserproben von 5 — 15 ccm verwendet wurden. Das Sediment setzte sich scharf 
in der äußersten Spitze des Kegels ab, und wenn nach Beendigung der Sedimentierung das 
Glas ausgegossen wurde, blieb nicht nur das Sediment völlig ungestört liegen, sondern mit ihm 
hielt sich noch der größte Teil des den Kegel ausfüllenden Wassers im Glase fest. Es wurde 
dann mit der Pipette zunächst das Sediment durch wiederholtes Auf- und Niedersaugen fein 
in dem Wasserrest verteilt, dann ganz aufge- 
sogen und unter das Mikroskop gebracht^); mit 
einem kleinen, in die Pipette aufgenommenen 
Teil des abgegossenen Wassers wurde zum 
Schluß der Kegel noch ausgespült und auch 
dieses Wasser dem übrigen Fange zugefügt, der 
nun, wenn alles gut gelungen war, nicht mehr 
als einen Tropfen ausmachte. Nach vor- 
sichtiger Auflage eines Deckglases, über dessen 
Fig. 5. Beweglicher Zähltisch von Zwickert, für jedes Mikroskop ^^^^ nichts odcr nur SChr WCUig WaSSCr Über- 
verwendbar (1/2 natürlicher Größe). i i-^ i i i 
treten darf, konnte dann die Durchzählung mit 
starker Vergrößerung beginnen. Von Wichtigkeit ist die Form des Kegels der Centrifugengläser, 
die so steil sein muß, daß noch genügend Wasser über dem Sediment beim Abgießen stehen 
bleibt, um ersteres vor Aufwirbelung zu bewahren, daß aber andererseits auch die Wasser- 
masse nicht zu groß ist, um später auf dem Objekttisch von einem kleinen Deckglase (12 mm) 
vollständig bedeckt werden zu können. Das Sediment ist meist recht dicht und hält ziemlich 
1) statt des kostspieligen Zählmikroskopes habe ich stets für die quantitative Analyse den in Fig. 5 abgebildeten, von 
Mechaniker Zwickert in Kiel verfertigten Zähltisch benutzt, der auf jedes Mikroskop aufgeschoben werden kann. Nur für umfang- 
reiche Zählungen bei schwacher Vergrößerung ist natürlich eine größere Tischfläche praktischer, da man auf ihr größere Fangmassen 
ausbreiten und in einem Zuge durchzählen kann. Umrandet man indessen die Glasplatten mit Wachs und Schellack, so kann man 
auch auf diese kleinen Platten ziemlich erhebliche Massen von Flüssigkeit ausbreiten. Vor allem ist der Zwickert'sche Zähltisch für 
Reisen sehr bequem. 
