190 H. Lolimann, Untersuchungen zur Feststellung des vollständigen Gehaltes des Meeres an Plankton. 62 
konnten. Im allgemeinen können also 9000 Umdrehungen bei ein er Gesch windig- 
keit von 1 100 — 1500 Umdrehungen pro Minute als ausreichend für die Sedi- 
mentation des lebenden Planktons aus den Wasserproben gelten. Diese Kraft 
ist daher für die sämtlichen Centrif ugenfänge in Anwendung gebracht. 
Noch genauer als durch diese Versuche war die Wirkung der Centrifugierung festzustellen, 
wenn, wie bei der Prüfung der Filtration durch Papierfilter, eine Wassermasse, deren Plankton- 
gehalt vorher quantitativ festgestellt war, in der angegebenen Weise centrifugiert und das 
Sediment nach Abguß des überstehenden Wassers wieder auf die ursprüngliche Wassermasse 
aufgefüllt wurde. Ein Vergleich zwischen dem durch die Auszählung des Inhaltes einzelner 
Tropfen festgestellten Planktongehaltes des Sedimentes und der ursprünglichen Flüssigkeit mußte 
dann den etwa eingetretenen Verlust durch Nichtsedimentierung erkennen lassen. Eine direkte 
Untersuchung des ganzen Sedimentes war in diesen Versuchen nicht möglich, da es zu um- 
fangreich war und so umfangreich genommen werden mußte, um die Analyse einzelner Tropfen 
möglich zu machen. Diese Versuche ergaben nun, daß Sceletonema und Rhizosolenia gut, 
Chaetoceras weniger gut sedimentiert wurde. An drei verschiedenen Tagen fand ich 
1. Sceletonema 
2. Chaetoceras 
3. Rhizosolenia 
Setigera 
In einem der Versuche trat auch Halteria auf; der Verlust betrug 1,0. Das Verhalten von 
Eutreptia konnte ich durch Centrifugieren von Wasser aus dem Kleinen Kiel prüfen, in dem 
dieser Flagellat zeitweilig sehr häufig war. Vor der Centrifugierung enthielt ein Tropfen des 
Wassers 1008 Eutreptien, nach der Centrifugierung enthielt das abgegossene Wasser nur noch 
9 Eutreptien. Bei demselben Versuche zeigte sich, was vorauszusehen war, daß Anabaena 
spiralis nur sehr unvollkommen zu centrifugieren war, da diese Oscillarie unmittelbar an der 
Oberfläche des Wassers zu treiben pflegt und offenbar Gasvacuolen in ihrem Plasma führt; es 
wurden von ihr nur 5 ^/o sedimentiert. 
Eine dritte Prüfung der Centrifugenfänge, die für die Bewertung schließlich am wichtigsten 
ist, weil sie auch die Wirkung der Interpolation bei der Berechnung des Durchschnittswertes 
aus je 4 Fängen eines Fangtages in sich schließt, gestattet ein Vergleich der Kurven, welche 
die Filterfänge und die Centrifugenfänge ergeben, miteinander. Auf Tafel X sind für eine Reihe 
von Organismenformen derartige Vergleichskurven gezeichnet, daneben stehen Vergleichskurven 
zwischen Filter- und Netzfangergebnissen. Die Kurven sind Kugelkurven, von denen aber der 
1. 
2. 
3a. 
3 b. 
Stammflüssigkeit 
1775 
2472 
486 
122 525 
Sediment 
1280 
2162 
354 
121 700 
Verlust 
1,4 
1,1 
1,4 
1,1 
Stammflüssigkeit 
147 
135 
61 
2 730 
Sediment 
22 
41 
49 
2 667 
Verlust 
6,7 
3,3 
1,3 
1,0 
Stammflüssigkeit 
17 
10,5 
1,0 
1 040 
Sediment 
17 
9,0 
1,0 
1 037 
Verlust 
1,0 
1,1 
1,0 
1,0 
