177% 0& Not. Dec. 2^r 
och dåraf tager et medium % fom vid flera prof 
fållan afvikit ofver en fjerdedels grad. Axelens 
rundhet, och defs iåge med fpetfarna uti råt, 
famt emot Nålens bredd lodrätt ftållning, låc* 
tes härvid förut > och kan någorlunda vinnas. 
Men pannornas goda låge vinncs och rattas båft 
med fjélfva Inltruroentets vändning for hvar och 
et af de fyra ofvannåmnde ombyten, då et gemen* 
fornt medium al- alla åtta obfervationerne rattar la 
val nålens fora- pannornas fel, och inclinationen 
åtven med låmre Nål i det nårmaftc utrönas kan. 
En härvid nödig ej förut nogfamtjkånd omftån-. 
dighet; år, at Nålens axlar akid på det nogafte 
komma at rulla gå glas-cylindrarne med famma 
punct eller peripheriej någon ehuru liten dock 
olika bogning; af axelen for, Nålens tyngd, tor* 
de foranläia, a> rainfta åndring dåruti fororfakai 
flere graders mifsvifning, fom gor en deiTe ho-? 
rizontella pannors betydeligafte, men. åfven lått 
botade fvårighet^ 
Affeendet vid denna enkla inrättningen ha? 
m fynnerhet varit, at e} for mycket lita på In* 
firuraentets forfta goda injuftering, utan at un- 
der ijelfva. obferverandet. kunna verifkera Nålen 
.och. Inltrumentet genom hvarandra, hvartil rin- 
gens fulla cirkel, fålens, fria och låtta omk,afl> 
»ingår, axelens lediga, gång ; , och ringens, fria 
\ vändning , det måfta bidraga. En, (å ikickelig 
ockofortruten Obfervator, Tom HcixEkeberg, 
• jar funnit; Inftrumcntet nog beqyåmt j hvarvid 
likväl den onödigt fina in4elningen<, jjimt.c fv|ngr 
ningarne efter ringens plan , tarfvade någon for* 
bättring. Såfom nu det förra genom et ftorrc 
Inftrument, det fednare äter formedelft uphåti- 
