4 
sein, was näher auseinanderzusetzen uberfliissig sein wird. Tatsache ist, daC solche 
Untersuchungeu bis jetzt imr ausnahmsweise möglich sind. 
Es ist auch klar, daC die einzige Möglichkeit, die hier ziirn Ziele flihren kann, 
Mikromethoden darstellen mössen. Die bis jetzt einzigen brauch baren Methoden 
zur Serienuntersuchung sind eben Mikromethoden: die Methoden der Hätnoglobin- 
bestimmung und die Blutkörperchenzähhmg. Könnte man Methoden zur Bestimmung 
von Blutbestandteilen ausfindig machen, die nicht mehr Blut erfordern, als man aus der 
Fingerkuppe oder der Randvene des Kaninchenohres entnehmen kann, so wärc hiermit 
die Möglichkeit eines ungeahnten Eindringens in die feineren Vorgänge des Blutes 
und der Zellen gegeben, dessen Kousequensen a priori untibersehbar sind. Die 
Aufgabe ist folglich so wichtig, daC sie unzweifelhaft eine Bearbeitung verdient. 
Bekanntlich fehlen auch nicht die Versuche. Wohl aber der Erfolg. 
In dem folgenden soll ein neues Verfahren mitgeteilt werden, das vielleicht 
fähig ist, die Bestimmung der meisten Blutbestandteile möglich zu machen, mid 
durch das es schon gelungen ist, einfache, aber zuverlässige Mikromethoden zur 
Bestimmung des Blutzuckers und des Kochsalzes auszuarbeiten, wozu aller- 
dings die Invention entsprechender Titrationsmethoden fur den gegebeuen Fall not- 
wendig war. Zuerst soll das allgemeine Verfahren besprochen werden, zweitens 
die Mikromethode zur Blutzuckerbestimmung, drittens die Mikromethode zur Blut- 
chlorbestimmung, und schHeGhch die iibrigen Methoden zur. Bestimmung anderer 
Blutbestandteile, die noch nicht detailliert ausgearbeitet worden sind bzw. deren Be- 
arbeitung noch nicht abgeschlossen ist. 
1. Das allgemeine Verfahren. 
Das allgemeine Verfahren besteht darin, daB Blut in ein kleines Stuck 
Filtrierpapier aufgesaugt wird. Das Papierstiickchen hat die Gröfie von etwa 
12 X 25 mm und das Gewicht von etwa 100 mg. Das Papier wird vor und nach 
Inkorporierung des Blutes gewogen. Es ist vorteilhaft, die Wägung so bequem 
und schnell wie möglich ausfiihren zu können, besonders wenn man Serumunter- 
suchungen ausfuhren soll. Hier hat sich eine Torsionswage von Hartman n 
und Braun vorziiglich bewährt ^ (sie kostet M. 100). Man braucht hier nur einen 
Anzeiger bis zum Nullpunkt zu verschieben. Der Anzeiger läuft iiber eine Skala, 
die das Gewicht in Milligramm angibt. Von den verschiedenen Modellen ist die 
Wage fur 600 mg hier die zweckmäCigste. Die Wage erlaubt eine Wägung in 2 
bis 5 Sekunden. Bei dem Aufsaugen des Blutes, das aus der Fingerkuppe oder 
der Ohrvene in einer Menge von etva 100 mg, d. h. 2 bis 3 Tropfen entnom- 
men wird — man kann selbstverständlich auch etwas mehr Blut nehmen, doch ist 
dies durchaus uberfliissig — wird das Papier mittels einer kleinen Stahldrahtklemme 
1 Eine gut brfiuchbare, empfehlenswerte Wage liefern Warm brunn & Quilitz zu M. 50. Sie 
ipt nach dem Modell der Briefwage konstruiert. 
