Ivar Bang 
2 Die Mikrobestimmung des Blutzuckers. 
Zur Mikrobestimmung des Blutzuckers wird das Papierstuckchen wie oben be- 
handelt. Nach Uberfiihrung in das Proberöhrchen setzt man 7 ccm einer^mit 2 
bis 3 Tropfen 40 "/oiger Essigsäure versetzten Kaliumchloridlösung kochend 
heifi hinzu und wartet Vs Stunda ab. Jetzt fuhrt man die Fliissigkeit in ein Jena- 
kölbchen von 50 ccm Inhalt mit geraden Hals ohne aufgelegten Rand uber, wäseht 
das Papier mit 4 ccm derselben KCI-Lösung aus und fuhrt auch diese Lösung in 
das Kölbcheii uber. Die Kaliumchloridlösung wird aus 150 ccm gesättigter KCl-Lösung 
und 70 ccm Wasser bereitet. SehlieBlich setzt man 3 ccm Kupferstammlösung hinzu. 
Diese Kupferstammlösung besteht aus 160 g KHCO3, 100 g. KgCOg, 66 g KCI 
und 100 ccm 4,4% CuSO, + 5 H,0 in 1 I Wasser. Man zieht daim einen ent- 
sprechenden, gut schlieBenden Gummiscblauch iiber, und kocht 2 Minuten uber 
dem Drahtnetz klemmt zur Verhutuug der Luftoxydation mit einem Quetschhahn 
nach Mohr ab, kuhlt ab und titriert mit einer ''/loo-Jodlösung bis zum Farbeu- 
umschlag. 2 bis 3 Tropfen Stärkelösuiig als Indicator genugen \ 
Ein besonderer Apparat zur Verhutung der Luftoxydation wird von Herrn 
Mechaniker Hill, Lund, bezogen (Modell fur Mikrobestimmung). 
Bei der Verwendung einer °/ioo-Jodlösung werden nur Bruchteile eines Kubik- 
zentimeters verweiidet, 100 mg Blut enthalten normal etwa 0,1 mg Zucker, was 
etwa 0,2 bis 0,3 ccm Jod lösung entspricht (die genauen Ziffer sind unten angegeben). 
Beim Diabetes 0,4 bis 0,5 ccm. Man mull folghch bier auf Hundertstel vom Ku- 
bikzentimeter titrieren. Dies darf nicht befremden. Bei den sonstigen Mikrotitra- 
tionen, z. B. bei Mikrokjeldahl, wird auf 0,002 bis 0,003 ccm titriert. Hier genugen 
0,02 bis 0,03 ccm, die geringste Jodmenge, die den Farbenumschlag hervorruft. 
Man kann eine in 10 ccm geteilte Biirette mit fein ausgezogenem Glashahn, der 
eine TropfengröBe von 0,02 bis 0,03 ccm gibt, benutzen. Besser ist jedoch eine 
kleine Biirette von 2 ccm Inhalt, in ' 50 ccm geteilt, zu verwenden. Diese besitzt 
einen Behälter, von dem die Biirette ohne Schwierigkeit gefiillt werden kann. Die 
Bezugsquelle der Burette ist: Jacob, glastekniske värksteder, Kopenhagen, der die 
Burette nacli meinen Anweisungen fabriziert. 
Im Gegensatz zu der Mikrobestimmung des Zuckers macht sich die Luftoxy- 
dation bei der Mikromethode während der Titration sehr störend geltend. Zwar 
kann man bei vorsichtiger Arbeit auch hier ohne weiteres richtige Werte bekommen, 
und der Geubte braucht keine Mafiregeln zur Verhiitung dieser Fehlerquelle zu 
nehmen. Angenehmer ist es jedoch. in aller Ruhe die Titration ausfuhren zu 
können, ohne sich um dieselbe zu bekiimmern. Das kann man auch leicht und 
bequem erzielen, wenn man die Luft während der Titration durch Kohlensäure 
ersetzt. Zu dem Zweeke befestigt man ein dunnes Zuleitungsröhrchen fiir Kohlen- 
' Vgl meine Abhandlung : Eine neue Methode zur Zuckerbestimmung. Lunds universitets års- 
skrift N. F. Afd. 2. Bd 7. N:o 8. 1911. 
