252 
2] Das Ultramicroskop nach dem Prinzii) der Total- 
reflexion. Hierbei wird die Dunkelfeldbeleuchtung dadurch er- 
reicht, daß im Microskopf ocus die beleuchtenden Strahlen so ver- 
laufen, daß sie sämtlich an der Oberfläche des Deckglases eine 
Totalreflexion erleiden und infolgedessen nicht in das Beobachtungs- 
objektiv (Trockensystem) treten können. Hierfür ist von Siede^stopf 
ein Glasparaboloidkondensor angegeben und von Cotton und Moutok ^ 
ein Prisma. Das Paraboloid gestattet eine viel stärkere Sammel- 
wirkung als das Prisma und ermöglicht daher eine weit größere 
Sichtbarkeit kleiner Teilchen. Ein solches Paraboloid ist übrigens 
schon von Wexham und Stephexson ' angegeben worden. Es ist 
aber von jenen durch den Anschliff einer Hohlkugelfläche entweder 
keine Totalreflexion im Focus erreicht, welche allein die Dunkelfeld- 
beleuchtung realisiert, oder es ist bei einer andern Ausführung ohne 
diese Hohlkugelfläche die Wirkung nicht recht erkannt, indem fälsch- 
lich angenommen wurde, daß durch die Totalreflexion an dem Deck- 
glase eine Beleuchtung von oben her stattfände und hierdurch das 
Objekt sichtbar würde. Zu jenen Zeiten war eben von Beugung des 
Lichtes an microskopischen oder ultramicroskopischen Objekten noch 
nichts bekannt. Ferner ist an Stelle des Prismas von Cotton und 
MouTON ein bequemeres Prisma angegeben worden, bei welchem die 
ursprüngliche Einfallsrichtung des Lichtes koaxial mit der Microskop- 
achse stattfindet und nicht schräg gegen diese geneigt ist, wie bei 
Cotton und Mouton. Im allgemeinen ist die Anwendungsfähigkeit 
dieser Apparate mit Totalreflexion gering, da sie unbequeme Mani- 
pulationen erfordern, keine präzise Strahlenvereinigung im Focus 
besitzen und auf die Verwendung von Trockensystemen beschränkt 
sind. 
3) Ultramicroskopische Einrichtungen nach dem Prinzip 
der Abbiendung. Man kann schließhch auch mit geeignet an- 
gesetzten Blenden eine Dunkelfeldbeleuchtung ^ herstellen. Legt man 
sie unter den Kondensor, so blendet man zweckmäßig das centrale 
Licht damit ab und beobachtet mit Objektiven von geringerer Aper- 
tur, als die Strahlen besitzen, welche nach der Abbiendung aus dem 
Kondensor treten können. Hier ist es am besten, durch eine cen- 
trale Blende im Kondensor num. Apertur 1,4 alle Aperturen der 
Beleuchtung von 0 — 1 abzublenden, den Objektträger mit einem 
^ A. Cotton et H. Mouton, Nouveau procede pour mettre en evidence les 
objets ultramicroscopiques (Compt. Rend. Bd. 136. 1903. p. 1657 — 1659). 
7 W. B. Carpenter, The Microscope. London 1891. p. 265 u. 268. 
8 W. Gebhardt, Über rationelle Verwendung der Dunkelfeldbeleuclitung 
;Zeitschr. f. wiss. Microskopie. Bd. 15. 1898. S. 289—299, 
