253 
Wasser- oder Öltropfen auf ihn zu legen und mit einem Trocken- 
system zu beobachten. Mit dieser einfachen Anordnung, die mit 
jedem Microskop ohne weiteres zu treffen ist, erreicht man dasselbe, 
wie mit der Anordnung nach Cotton und ]\[oi lox. Zweitens kann 
man mit centraler Apertur beleuchten, am besten mit Aperturen von 
0—0,2, und diese Aperturen durch Abbiendung am Objektiv ver- 
nichten, so daß sie im Oculargesichtsfelde nicht zur Wirkung ge- 
langen. Am besten ist es hiernach, den Scheitel der Frontlinse von 
der Apertur 0 — 0,3 abzublenden. Man benutzt dann zur Beobach- 
tung nur die Randpartien des Objektivs, welche unabgeblendet blei- 
ben. Bei Verwendung von homogener Immersion num. Apertur 1,3 
zur Beobachtung bleibt für die Abbildung noch das reichlich be- 
messene Intervall der Apertur von 0,3 — 1,3 zur Verfügung. Die 
Beleuchtung macht man passend mit einer geeigneten Lupenlinse, 
die man zweckmäßig durch Scharnierbewegung mit dem gewöhnlichen 
ABüEschen Kondensor auswechselt (Wechselkondensor), um einen 
bequemen Ubergang von der gewöhnlichen microskopischen Beleuch- 
tung zur Dunkelfeldbeleuchtung herzustellen. Eine derartige Ein- 
richtung ist von Sip^dentopf'-^ angegeben. Statt der Abbiendung an 
der Erontlinse kann man als Notbehelf auch eine entsprechende 
Schieber- oder Einhängeblende über dem Objektiv'^ oder eine 
passende Blende über dem Ocularis in der Austrittspupille des 
ganzen Microskops anbringen, oder man kann in noch primitiverer 
Weise eine Art Dunkelfeldbeleuchtung durch passende Stellung des 
Beleuchtungsspiegels und der Irisblende unter dem Microskopkon- 
densor herstellen (schiefe Beleuchtung), wodurch man aber bei An- 
wendung des für ultramicroskopische Untersuchungen notwendigen 
Bogenlichts stets sehr lästige Befiexe zwischen den vielen Linsen- 
Üächen, abgesehen von andern Un Vollkommenheiten, mit in den Kauf 
nimmt. 
Außer der obenerwähnten Immersion Apochromat 2 mm num. 
Apertur 1,3 sind nach meinem Vorschlage von Siedentopf auch die 
Trockensysteme Achromat D und Apochromat 4 mm mit fester Blende 
an der Frontlinse versehen. Mit diesen von der Firma Cahl Zeiss 
9 H. Siedentopf, On the Rendering- Visible of the Ultra-microscopic Particles 
and of Ultra-microscopic Bacteria Journ. Roy. micr. Soc. London 1903. p. 573 — 
578). 
10 A. TÖPLER, Uber die Methode der Schlierenbeobachtung als microskopisches 
Hilfsmittel, nebst Bemerkungen zur Theorie der schiefen Beleuchtung (PoGGEX- 
DORFFs Annalen der Physik und Chemie. Bd. 127. 1866. S. 556—580. 
11 SiGM. ExNEii, Ein Micro-Refraktometer (Arch. f. microskop. Anat. Bd. 25. 
S. 97—112. 1885). — J. W. Gordox. Dark Field Illumination (Journ. R. Micr. Soc. 
London. Bd. 171. 1906. S. 157—160). 
