2i6 
observations-felet vid dessa bestämmelser s'B:=i 
j,355 grader *^'); mea sannolika felet for slut- 
resultatet g"(-ö3~o,i75 grad. — Då dessa så- 
lunda bestämda tvenue värden för Skrufgängor- 
nas afstånd med hvarandra jemföras, su att 
neniligen 
227,14 Microm. grader 0,0 1220^4 dec, tum., 
så finnes 
001 "^201 d 
I ^ Microm. =: ^ — -^r: o,oooo53744 ^lec. t. srC; 
227,14 
och sannolika osäkerheten uti denna bestämmel- 
se är ; 
j +( ) V=o,ooooooo894* 
Uti detta observations-fel ingå 1:0 synfel och 2:0 
olikhet mellan Skrufgängorna^ Synfelet får här 
utan vidare undersökning iete tagas sådant, soru det 
ofvanfÖre genom betraktande af en gifven synpunkt 
på mörk botten fanns, emedan vid dessa sednare 
observationer den olägenhet inträffade, att ingen 
bestämd punkt kunde tagas till synmål, utan borde 
Microraeter-trådarne endast i tu skära tvenne när- 
mast hvarandra befintliga skruf-upphöjnitjgar , men 
åter den fördel fick begagnas, att objectet sägs emot 
ett ljust fält. Genom i detta afseende gjorda 
mätningar af samma skruf-afstånd, hvarvid medel- 
summan af diflferencerne var =o,852 , fanns obser- 
vations eller synfelet =0,738 Microm. grad, som 
således genom cmnämnde compenserande omstän- 
digheters medverkan är, på en ganska liten quan- 
titet när , lika med det ofvanföre annorlunda funna 
synfelet. När detta värde nyttjas i sammanhang med 
värdet fi"5=r,355, så finnes sannolika f let i Skruf- 
gängoina vara — V((i,355)* — (0,738 i*'! 36, 
A 
Microm. = 1,136.-^ = 0,000061 dec. tum, hvilket vär- 
de på ett högst fördelagtigt sätt äfven från sitt håll 
bekräftar den renomme'e om utomordentlig fullkom- 
lighet, som de Miinchiske Instrumenterne sig för- 
värfvat. 
