388 
deell i Franske Tömmer og Luiier, og Linien i 5 
Dele; JNoiiien angiver umiddelbait ttttt Linie og 
man kan ved en slaerk Loupe uden Yanskelighed 
gisse det hal ve af denne Störrelse. For at under- 
söge om Afstanden imellem de to Mikroskopers 
optiske Axer er nöjaktig lig 28 Franske Tömmer, 
naar Noniens Nu i punkt er indstillet paa 28", er af 
Kunstneren medgivet en Messing-Etalon, i h vilken 
der paa lo nosr begge Ender indlagte Sölvplader 
ere opdragne to fine Slreger i en indbyrdes Af- 
stand = 28". Naar Scalaen afskrues af Barome- 
tret og befaesles paa denne Etalon, saaledes at 
Mikroskopet paa Nonius-Pladen, der er stillet nöjag- 
tig paa 28", staaer paa den ene Streg paa Elalo- 
nen, saa skal det andet fasLe Mikroskops Fiiament- 
kryds fa Ide sammen med Etalonens anden Streg. 
Indtraeffer dette ikke, kan dette Mikroskop ved 
Correclionsskruer noget forstilles. En saadan Ln- 
dersögelse er i Löbet af de 14 Aar ilere Gange 
foretaget, men der er ingen Rettelse fundet nöd- 
vendig, undlagen et Par Gange, da et nyt Fila- 
ment er bleven indsat i det överste Mikroskop, 
fordi det ene var gaaet löst, eller ved Fugtigbed 
havde k rummet sig. 
Burometret har to Thermometre, af hvilke 
det ene er indin"t i Midten af Messins^scalaen for 
at an^ive dens Temperatur; det andet er anbragt 
inde i den Glasröret omgivende Kapsel af Ma- 
hogni-Troee, Dcts Kugle er nedscenket i et med 
Quiksölv (yldt Glasrör af samme Kaliber som Ba- 
rometerröret, og skal tjene til at angiva Quiksölv- 
colonnens Temperatur. Disse to Thermometre 
stemme i Alniindelighed overeens; men iiaar Tem- 
peraturen i Löbet af Dögnet stiger eller lalder, 
kan det ene alvige henimod ^ Gratl fra det andet, 
Ibrdi Temjieraturlorand ringen senere indtrasder ind- 
