— 18 — 
oculare a est, quando lo strumento è nel meridiano, per i passaggi che cominciano 
dal filo I,, e per la posizione oculare a sud, quando lo strumento è nel primo verticale, 
per i passaggi che cominciano dal filo \^. 
42. — Tutte le stelle precedenti furono osservate ai quindici fili del reticolo, tranne 
la stella v Cygni, per la quale furono tralasciati i gruppi I e V. Gli appulsi erano trasmessi 
elettricamente sopra un cronografo di Hipp, di cui mi servii non solo per maggiore 
comodità, ma anche per ottenere con maggior precisione i passaggi lenti, per i quali 
registravo sul cronografo anche la durata di tempo, che la stella appariva bisecata dal 
filo. I passaggi della stella Gr. 2415, che, essendo di 6^ grandezza, scompariva per al- 
cuni secondi dietro ai fili, non si sarebbero potuti ottenere con sufficiente esattezza 
mediante le osservazioni a udito. L'inversione dello strumento si faceva tra il passaggio 
est e il passaggio west di ciascuna stella; per modo che resta così eliminala ogni in- 
fluenza di errori che vi possano essere sulle distanze dei fili, come pure resta eliminata 
la collimazione, qualunque sia la legge della sua variazione in funzione della distanza 
zenitale. Il cannocchiale veniva girato a mano per il cerchio manubrio, e tirato, come 
ho detto precedentemente, con moderato sforzo verso l'oculare. Gli appulsi delle stelle 
per ciascun filo erano presi verso il mezzo del filo stesso, un poco fuori e a destra della 
fascia formata dai due fili normali a quelli dei passaggi, per un tratto più 0 meno lungo 
a seconda della maggiore 0 minore obliquità del movimento della stella , ponendo 
molta cura, per evitare i movimenti di vibrazione, di non toccare lo strumento du- 
rante il passaggio della stella per un filo, ma di lasciarlo, almeno 15^ prima del pas- 
saggio, nella posizione conveniente perchè l'appulso avvenisse nella parte stabilita del 
filo; cosa, che, dopo pochi giorni di esercizio, riuscivo a fare con sufficiente esattezza. 
Ad ogni modo, gli errori accidentali, che potevano nascere dal non osservare i pas- 
saggi est e west della stella precisamente allo stesso punto del filo, per via di qualche 
piccolo errore nella sua orientazione, mi parvero meno a temere, che non quelli, che 
potevano nascere dai moti vibratorii, che si producono negh strumenti, quando si toc- 
cano nell' istante dell'osservazione; e l'accordo, che si riscontra tra i risultati delle os- 
servazioni ai diversi fili in ciascuna serata, mi fa credere che non mi sia ingannato. Per 
evitare più che fosse possibile il riscaldamento della torretta e l' influenza nociva dei 
prodotti della combustione, i quali, per la maniera come è costruita la cupola, debbono 
necessariamente uscire per la stessa apertura delle osservazioni, oltre alla lampadina 
dello strumento, accesa appena tanto quanto bastava a illuminare distintamente il cam- 
po, non tenni che un'altra piccola lucerna a mano, di cui mi servivo per leggere il li- 
vello soltanto, e che, durante le osservazioni, riponevo in un sito lontano dallo stru- 
mento. 
13. — Alla livellazione dell'asse orizzontale di rotazione bo rivolto le cure più minu- 
ziose, perchè un errore nell'inclinazione influisce sul risultato per l'intero suo valore. Ho 
seguito la regola di determinare l'inclinazione, lasciando intatto il livello sull'asse 
per tutta la durata dei due passaggi est e west di ciascuna stella, e leggendolo sem- 
pre prima e dopo ciascun passaggio, e, quando era possibile, anche nell'intervallo tra 
i diversi gruppi di fili. Ho detto precedentemente che una delle cause, le quali possono 
alterare l' inclinazione dell'asse, si è cbe questo può scorrere sui cuscinetti per circa 2 
