al cessare della corrente r indice non ritorna a zero; al chè si può rimediare quasi 
sempre capovolgendo la laminelta e facendo di nuovo passare la corrente, oppure facen- 
do passare la corrente in senso contrario. Che se per avventura non si riuscisse in uno 
di questi modi, si può alla laminetta polarizzata sostituirne una nuova dell' istesso peso 
e dell' istesse dimensioni, serbando la prima che ricotta convenientemente, può essere 
all'uopo nuovamente adoperala. 
Del resto l' inconveniente di sopra notato, col tempo sparisce perchè le laminetle 
perdono la virtù di polarizzarsi, presentando un singolare fenomeno relativo all'isteresi, 
meritevole dell'attenzione dei fisici. 
Il galvanometro d'Arsonval modificato da Ducrétet è divenuto alquanto più 
sensibile ed avendolo acquistato ho potuto metterlo a prova. 
Questo abile costruttore francese è riuscito anche a rendere grafico il suo appa- 
recchio; ma io non ho credulo di attenermi al metodo grafico, perchè all'altezza del- 
l'Osservatorio, in occasione di grandi piogge, anche non temporalesche, incanalandosi 
nei fili forti correnti, gli apparecchi corrono rischio di rimanere fulminati. 
finita di stampare il di 9 Marzo 1896 
