- 1(> - 
avvennero, aqnali conclusioni potrete arrivare? Per ora è necessario che ciascuna osservazione di 
elettricità sia accompagnata da quella delle condizioni dell'atmosfera, aspetto del cielo, piogge in 
distanza, venti ecc. Per tal modo io ho potuto conoscere come e quando si possa avere elettricità 
negativa, con quale legge si manifesti la elettricità con le piogge ecc. Se avessi consultate le cur- 
ve di un apparecchio grafico non avrei saputo che quella elettricità negativa corrispondeva alla ca- 
lata di una pioggia lontana, che quel forte incremento corrispondea ad una certa caligine, o al fu- 
mo del Vesuvio menato del vento verso lo zenit dell'Osservatorio ecc. Pensiamo prima ad interpre- 
tare le osservazioni e poi le affideremo agli apparecchi automatici. 
Si è detto che il mio apparecchio fa conoscere la legge secondo la quale l'elettricità varia con 
le altezze, mentre l'apparecchio di Thompson misura solo la forza con la quale questa elettri- 
cità opera nel punto dove lo strumento è collocato. Io fo notare che l'uno e l'altro sono appa- 
recchi a conduttore mobile , e che volendo veramente vedere come la elettricità varii con le al- 
tezze bisogna collocare apparecchi simili e comparabili a diverse elevazioni che si discostino il 
meno possibile dalla stessa verticale, e fare ossservazioni sincrone. Se in una stazione più bassa, 
per esempio , con l r ", 50 di corsa del conduttore avete 60" ed in un'altra più elevata avrete 50 
non direte certo che la elettricità cresce con le altezze. 
Elettrometro bifìliare. Tav. I. — Entro la campana o cilindro di cristallo AA di 16 in 17 cen- 
timetri di diametro si trova un piattello di ottone dorato, espresso a parte nella figura 2 e 3, il 
quale è in mezzo a due bracciuoli orizzontali (/ e d' . Il piattello ha la profondità di circa 3 milli- 
metri ed il diametro di 27. 
Il fondo della campana AA è di vetro verniciato di gommalacca con un foro nel mezzo per 
!o quale passa una canna di vetro a a, la quale per una metà entra nella campana e per un'altra 
metà resta sporgente sotto la base di essa. Per fissare questa canna nel foro della base usai di 
vari mezzi, ma poi ho preferito il silicato di soda. Per entro a questa canna di vetro passa un filo 
metallico che nella parte superiore sostiene il piattello di sopra descritto e nella parte inferiore 
piegandosi passa di sotto alla base dello strumento senza toccarla, e finisce fuori di essa in un 
anello alquanto largo. Questa porzione orizzontale del filo, che ora non tocca la base, la feci prima 
passare per un tubo di vetro unito alla base anzidetta; ma l'esperienza mi dimostrò che per tal 
modo ne' tempi umidi aveansi dispersioni. La canna a a è bene che abbia un diametro più grande 
del filo di ottone, e lo spazio che rimane libero si riempie di un mastice coibente Questa ope- 
razione è alquanto delicata, perchè da essa principalmente deriva un ottimo isolamento. Se la 
• 'amia sia umida nell' interno, se vi rimangano bolle d'aria con vapore, l'operazione non riuscirà 
perfetta. Un buon elettrometro deve, anche ne' tempi molto umidi, sostenere la carica in modo 
che per perdere un grado ci voglia un minuto. 
Entro del piattello di ottone o di rame dorato di sopra descritto, pende mercè doppio filo di 
bozzolo , un disco di alluminio m (fig. 3) del diametro di 2 in 3 millimetri minore di quello del 
piattello: questo disco porta un filo di alluminio lungo 11 centimetri, cioè pari alla distanza tra 
gli estremi de' bracciuoli, non comprese le due piegature verticali comuni ad entrambi 2 ).^ Un filo 
li bozzolo partendo da un verricello q posto nella parte superiore della canna di vetro C (fig. 1) 
va a passare per un uncinetto posto nel centro del dischetto di alluminio, e quindi risalendo en- 
tro la canna C va ad avvolgersi ad un secondo verricello posto accanto al primo. I due capi su- 
periori del filo possono avvicinarsi ed allontanarsi; la distanza inferiore rimane costante ed è 
quanto la grossezza dell'uncinetto, cioè meno di un millimetro. La vile p serve ad alzare o ab- 
bassare il dischetto di alluminio. Quando lo strumento si deve trasportare, il dischetto si fa scen- 
dere in fondo del piattello, facendo entrare l'indice in due piccole fenditure fatte sull'orlo di quello. 
'1 La gommalacca sola corre rischio di ammollirsi ne' tempi di torte calore, facendo qualche volta scendere il piattello. L'ebanite, almeno 
quella da me sperimentata, ne' tempi umidi non riesce ad isolare bene le cariche. Ho sperimentato diversi mastici e pare che quello formato di 
pece greca e scagliola non si ammollisca a' forti calori isolando bene. Si badi a' tubi di vetro, giacché ce n'ha di quelli che isolano malissimo; 
ecco perchè talvolta fo fare il tubo corto e circondo il filo verticale di mastice che sporge per due centimetri fuori del tubo tanto dentro la cam- 
pana che fuori. 
J i Il dischetto di alluminio, compreso l'indice e l'uncinetto, non deve avere un peso superiore a 300 ruiligrammi 
