- 17 - 
Alla parte inferiore della canna C ci ha una maniera di micrometro dì torsione, che serve a 
condurre l'indice presso i bracciuoli. Un lembo graduato h finalmente, ch'è una zona dì buona 
carta incollata intorno ad un disco di cristallo forato nel mezzo , si trova di sotto a' bracciuoli e 
quindi all'indice ch'è allo stesso livello. Il zero della graduazione deve corrispondere non sotto 
gli estremi de'bracciuoli ma di circa due gradi lontano da essi, sul quale merce il micrometro an- 
zidetto, si portano gli estremi dell'indice di alluminio. Si badi a collocare l' indice allo zero della 
graduazione, evitando che venga in contatto co' bracciuoli, altrimenti allo giungere della canea, 
l'indice invece di deviare, resterà aderente a' bracciuoli e non se ne staccherà senza scuotere o 
picchiare l'apparecchio '). 
Livellato lo strumento, è chiaro che se per lo filo h giunge una carica, questa passera al 
piattello ed a' bracciuoli, e quindi per influsso il dischetto di alluminio prenderà l'elettricità con- 
traria e gli estremi dell' indice la omologa , e quindi si avrà un deviamento. Quando la carica è 
istantanea, l'indice dopo il primo deviamento, che io chiamo impulsivo, ritorna in dietro e dopo 
due o tre brevissime oscillazioni, si ferma ad un arco di deviamento, che io chiamo definitivo, e 
che è circa la metà dell'arco impulsivo. Quanto più lungo tempo si richiede perchè questo arco 
scemi di un grado, tanto migliore sarà riuscito l' isolamento. Se l' indice ne' tempi umidi si vede 
camminare verso lo zero , anche dopo di aver bene asciugato esternamente il fondo della cam- 
pana, si abbia l' istrumento come non riuscito dal lato dell'isolamento 2 ). 
Il fondo del cilindro AA è di vetro verniciato di gommalacca e la base B è di legno. In al- 
cuni strumenti aggiunsi un cannocchialetto con filo micrometrico per avere letture più precise, 
cioè esenti da errori di parallasse. Il cannocchialetto allora gira sulla base di legno, sulla quale ci 
ha un secondo lembo graduato. 
Non istarò qui a ripetere quello che per esperienza e per calcolo ho più volte dimostrato, che 
nelle cariche istantanee gli archi impulsivi sono proporzionali alle tensioni. 
S'intende poi che lo strumento sarà tanto più sensibile per quanto minori siano le distanze 
superiore ed inferiore de' fili, per quanto questi siano più lunghi e per quanto più leggiero sia il 
dischetto col filo di alluminio. L'elettricità dovendo operare per influsso sull' indice, non si ha bi- 
sogno di contatto, e quindi non ci è resistenza di attrito, che potendo esser varia, muta la sensi- 
bilità dello strumento. 
Mi asterrò anche qui di ripetere che partendo da un' unità di tensione convenuta , le osser- 
vazioni fatte con apparecchi diversi si rendono comparabili. L'unità che io scelsi fin da principio 
mi sembra tuttavia degna di esser ritenuta per le osservazioni di elettricità atmosferica. Dal modo 
come si fanno le osservazioni, si hanno cariche istantanee, e quindi dal vedere l'arco definitivo 
che si ottiene , si può conoscere se vi furono perdite per dispersione. Passo dunque alla descri- 
zione dell'apparecchio per le osservazioni di elettricità atmosferica. 
Cotesto apparecchio può essere stabilmente collocato in un osservatorio, o esser atto ad es- 
sere temporaneamente trasportato ove si voglia. Il primo è già noto e funziona in molti osserva- 
torii, ma non tutti sanno alcune recenti modificazioni ad esso arrecate, le quali sono importantis- 
sime; il secondo sebbene da me accennato in altra occasione, pure può dirsi rinnovato. 
Apparecchio stabile. — NN (Tav. 2, fìg. f) è il cielo della cameretta elevata e bene esposta, 
cioè non dominata da alberi o edifizi circostanti; oo un foro orlato, per lo quale passa il condut- 
tore mobile aa consistente in una canna di ottone di 15 a 16 millimetri di diametro isolata con 
bastoncello di vetro verniciato di gommalacca nella parte inferiore, sotto del quale trovasi la car- 
rucola c e quindi il bastone triangolare di legno /, che passando per una colonna k, serve di guida 
al conduttore nella sua corsa di l m , 50. Il conduttore termina esternamente in un disco di sot- 
tile lamina di ottone d di 27 centimetri di diametro ; una specie d'imbuto b serve ad impedire che 
M L'illustre Prof. Cantoni invece di questo lembo mette la graduazione sulle pareti della campana o cilindro di cristallo. 
2 ) Quando dopo alcune giornate fredde spirino venti umidi di più mite temperatura, il vapore si precipita sulla superficie degl'isolatori 
e fa sentire il bisogno di pulirli con pezzuole calde e ben secche. Quindi giova stropicciare leggermente il fondo della campana di vetro, fare 
lo stesso col bastone di vetro del conduttore mobile, ed asciugare bene i lacci di seta, de' quali si parlerà appresso. 
Atti — Voi. VII. — N.° 12. 3 
