- IH - 
l'acqua delle piogge penetri nel l'oro. Ad evitare le oscillazioni del conduttore quando soffia il 
vento, ho posto sotto il foro anzidetto una seconda guida, sulla quale chiamo l'attenzione de'co- 
struttori. Essa consiste in un anello triangolare di ottone x disegnato a parte in X (fig. 2), il quale 
ha nella parte interna tre molle, tra le quali passa il conduttore. Questo anello è mantenuto da tre 
lacci di seta m, m, m, che si avvolgono a tre bischeri di legno, come quelli che si usano nel vio- 
loncello per avvolgervi le corde. 
Quando questi lacci siano assolutamente di seta e non siano umidi , isolano perfettamente 
le cariche che si debbono misurare, sol che abbiano la lunghezza di due o tre decimetri. L'elet- 
trometro bifìliare ed una buona pila a secco possono servire a provare se i lacci siano di pura 
seta prima di farne uso. Questi lacci si levano e si mettono prontamente, per cui quando siano 
umidi, si tolgono e si asciugano in una piccola stufa appositamente fatta. A questo anello è con- 
giunto il filo di rame i, il quale con l'estremo inferiore passa entro l'anello dell'elettometro innanzi 
descritto e vi rimane durante la corsa di elevazione del conduttore, ma alla fine di questa la pic- 
cola forchetta r, ch'è alla base del conduttore anzidetto, atterrando il filo i, lo solleva alquanto e lo 
distacca dall'elettrometro. Questa piccola modificazione è importantissima , giacché per essa l'os- 
servatore non è obbligato a mantenere elevato il conduttore per poter leggere l'arco definitivo , 
e quel che più monta, il conduttore prontamente separato dall' elettometro , non farà risentire a 
questo le perdite cui può andar soggetto esternamente, sia per la pioggia sia per la forte umidità 
dell'ambiente esteriore. 
La mensola MM, sulla quale si pone l' elettrometro A e l' elettroscopio B , non deve essere 
molto lontana dal cielo della stanza, affinchè il filo i divenendo troppo lungo non dia luogo a di- 
spersioni. 
Per assicurarci se i lacci di seta, m, m, m, siano in buone condizioni di isolamento, basterà 
appoggiare un polo di una pila a secco sopra di uno di essi e vedere se l'indice dell'elettometro 
lesta immobile: se esso devia, allora conviene asciugare i lacci. 
Il modo poi di fare le osservazioni è semplicissimo : si tiri la corda di canape f con de- 
strezza, in modo che il conduttore compia la sua corsa di elevazione ch'è di l w , 50, in due o tre 
minuti secondi, e tosto si abbassi, l'indice dell'elettometro devierà pel suo arco impulsivo che 
darà la misura della tensione , la quale sarà corretta in caso di dispersioni avvenute leggendo 
l'arco definitivo, secondo che fu più volte detto in altre scritture antecedenti. Misurata la tensione 
si vedrà se è positiva o negativa, mettendo per un momento il filo i in comunicazione con l'elet- 
troscopio di Bohnenberger, B, ed elevando il conduttore. Se l' elettometro è comparato, cioè se 
si conosce quale è il numero di gradi che corrisponde alla tensione scelta come unità, se la corsa 
sia sempre la stessa, ed identica la superficie del disco d, è chiaro che le osservazioni fatte nello 
stesso luogo col medesimo apparecchio, o in luoghi diversi e con apparecchi diversi , sono per- 
fettamente comparabili. 
Stimo inutile ripetere qui molte cose che furono già dette in altre mie memorie sul mede- 
simo argomento , giacché lo scopo ehe mi sono preposto ora , è solo quello di rendere note al 
cune ultime modificazioni arrecate all'elettrometro ed al conduttore mobile. 
Voglio solo dileguare un dubbio che si affacciò alla mente di alcuno. Si sospettò cioè che il 
conduttore nella sua corsa dovesse elettrizzarsi per lo attrito con Y aria o anche delle molle in- 
terne dell'anello triangolare. Ma conviene prima di tutto sapere che l'apparecchio portatile , che 
tra poco sarà descritto, dimostra che nell'interno di un edilizio, il conduttore col salire e con lo 
scendere, non dà il minimo segno di elettricità. E poi si domanderebbe perchè essendo la elet- 
tricità atmosferica positiva, il conduttore mostra questa nel salire e la negativa nello scendere, 
ut quello che il contrario si avvera quando domina nell'aria elettricità negativa? 
Operando nel modo ili sopra descritto, si hanno sempre deviazioni nell'indice dell'elettro- 
metro, lo zero si ha solo per brevi istanti ne'tempi di pioggia cadente ad una certa distanza dal 
luogo delle osservazioni, cioè quando l'osservatore si trova al confine di due zone contigue, una 
positiva e l'altra negativa, secondo la legge da me scoperta ed ormai passata nei domini della 
