— Il- 
lazione di esso col volume di idrogeno [gas tonante] svolto nello stesso tempo 
dal catodo [dagli elettrodi] ili un voltametro ad acqua inserito nello stesso 
circuito elettrico. 
Perchè il metodo sia rapido ed esatto è necessario che esso permetta la 
raccolta e la misura dei volumi gassosi in modo tacile e senza errori, dando 
così agio di seguire i processi chimico-elettrolitici in tutte le loro più mi- 
nute fasi. 
Ai requisiti cennati risponde un apparecchio che risultando praticamente 
più semplice e ben diverso da quelli di altri autori, si passa a descrivere. Lo 
apparecchio è rappresentato schematicamente in Fig. Ili '). 
1 tubi 1 e T conducono i gas dallo spazio catodico [anodico] e dal volta- 
metro ad acqua — entrambi chiusi a tenuta d'aria — nell'apparecchio di misura: 
questi tubi portano saldati due bracci laterali 1) e 13', ai quali si applicano i 
tubi in gomma F ed F' colle relative pinze di pressione. Dopo questi bracci 
laterali, i tubi T e T si curvano ad angolo retto, venendo a collegarsi ai due 
pezzi di imbocco P e P' : questi ultimi sono infilati in (i e G' che si collegano 
cogli estremi interiori del pezzo UHI''; gli estremi superiori di questo pezzo 
sono collegati mediante i nessi in gomma XX' a due burette di misura B e B'. 
La coda del pezzo UHU' è congiunta, mediante il tubo W, ad un tubo di li- 
vello A. Il vaso Z funziona da bagno pneumatico e poggia sul fondo di un 
secondo vaso V, più hasso e di maggior diametro. 
L'apparecchio si adopera nel modo seguente: Si versa fino all'orlo di Z 
dell'acqua. Per riempire le burette, o si aspira lentamente da I ed I', dopo 
aver aperte le pinze a vite E E'; oppure, chiudendo queste, si opera col tubo A. 
A questo punto l'apparecchio è pronto a ricevere i gas che la corrente 
inserita nel circuito fa sviluppare nel voltametro ad acqua ed eventualmente 
nello spazio catodico [anodico | del vaso elettrolitico [vedi Fig. 1 e Fig. II], ed i 
quali incanalati i T e T, sfuggono da F' ed F, finché le pinze D' e D sonoaperte. 
Un intero ciclo di operazioni consta di: raccolta, misura ed espulsione del 
gas. ed aggiustamento dell'apparecchio per la raccolta successiva : Esso procede 
nel modo seguente. 
Si appongono nello stesso istante in 1) e D' le pinze FF', notando esatta- 
mente il tempo. Dato che le correnti gassose da T e T devono vincere sotto 
P e P' una contropressione d'acqua praticamente nulla, lo svolgimento dei gas 
sotto P e P' e la conseguente raccolta nelle burette BB' comincia immedia- 
tamente. 
Le pinze a vite E E' saranno completamente aperte. 
Allorché in B' il gas tonante ha raggiunto il volume desiderato, si nota di 
nuovo esattamente il tempo e si interrompe la raccolta dei gas mediante con- 
temporaneo rapido allontanamento delle pinze FF'; si serrano poscia le pinze 
a vite E ed E' e si legge il volume di gas in B apponendo il tubo di livello 
') L'apparecchio viene tornito, in un'esecuzione molto pratica, dalla Ditta A. Kurtz, Glas- 
blaeserei, Universitaetutr 19, Ziirich VI: sotto il nome di DepolarisationsgescItivindigkeiUmesser , al 
prezzo eli L. 50. 
