— 2 — • 
esatti dato che un'elevata percentuale di sostanze organiche se fuse si alterano; 
l'alterazione è quasi sempre lievissima, — così piccola che p. es. non influisce 
sui valori di analisi — ma essa basta tuttavia a provocare oscillazioni di de- 
cimi, talora anche di gradi nel punto di fusione. 
In generale il p. f. dì composti organici non può e non deve rappresentare una 
costante fìsica di essi in senso assoluto, ma piuttosto un dato di riferimento il più. 
possibilmente esatto ed attendibile per V identificazione delle sostanze. 
Nel caso speciale la preferenza va dunque senz'altro riconosciuta al noto 
metodo col tubicino, che già con quantità minima di sostanza — decimi di mil- 
ligrammo — può condurre a valori così esatti come e non oltre i quali il chi- 
mico ha ordinariamente bisogno di pretendere dalle sue sostanze. 
Se però il metodo del tubicino può in massima fornire valori buoni, pure 
spesso le determinazioni vengono eseguite dai vari osservatori con divergenza nei 
particolari, le quali possono provocare oscillazioni anche di vari gradi nei valori. 
Nei soliti apparecchi ') si misura intanto il p. f. tenendo oltre il bulbo ter- 
mometrico — solo parte della colonna di mercurio del capillare immerso nel 
bagno caldo; quel punto di fusione (p. f. non corretto) che risulta in tal caso 
è più basso di quello effettivo ( p. f. corretto). La differenza comporta in genere 
qualche grado ma per sostanze che fondano un po' alto (oltre i 200°) può ar- 
rivarsi ancbe a sei, sette o più gradi. 
Se in massima è preferibile mettersi in condizioni di sperimento tali da 
avere senz'altro il punto di fusione corretto, peraltro l'osservatore potrebbe 
anche ricavare dal suo valore non corretto quello corretto servendosi della for- 
mola o delle tabelle di Rimbach ~). Seguendo un metodo pratico indicato da 
Graebe 3 ) si può pure arrivare con approssimazione a valori corretti. Ciò mal- 
grado sta di fatto che i dati di p. f. corretti rappresentano in letteratura un' ec- 
cezione riferendosi per regola il chimico a p. f. non corretti ; inconveniente in 
tanto più lamentevole -in quanto noi non possiamo correggere punti di fusione 
non corretti determinati da altri, mancando dei necessari dati (colonna emergente 
e temperatura media). 
Perciò bo ritenuto utile di costruire un apparecchio che desse senz'altro 
e con esattezza p. f. corretti. 
Al riguardo è noto il tipo di Hoth *) costituito da un bagno liquido che 
riscalda un lungo spazio centrale con aria, ove si esegue la misura; quest'ul- 
tima conduce però a p. f. solo con approssimazione corretti dato che l'ugua- 
glianza di temperatura lungo la colonna di aria è tutt'altro che assoluta essendo 
il riscaldamento del bagno liquido localizzato ad una sola piccola regione della 
massa totale. Sopratutto poi il sistema di Hoth non permette di raggiungere tem- 
perature superiori a 250", al massimo 310" nella modificazione di Landsiedl 5 ). 
l J Gkakhk, Ann. 238-320; Mhiii.kl, Ber. 28, 1629; Anschììtz e Scuui/rz, Ber. 10, 1800-1877. 
5 ) Ber. 22-3072. 1889. 
s ) Ann. 1. c. 
*) Ber. 19, 1970. 
') Chem. Zeit. 29-765, 1905. 
