— 4 — 
Il tubo centrale A si faceva investire da una corrente di aria calda, unendo 
M a tenuta con un serpentino metallico scaldato ed aspirando da X. 
I risultati ottenibili dipendono sopratutto dalla scelta felice dei rapporti di- 
mensionali di A , B . C e dall'adatto regolaggio di velocità della corrente gassosa. 
II sondaggio di temperatura nell'interno di A rivelò sbalzi non indifferenti 
tra le diverse regioni della colonna, ed inoltre il riscaldamento — ascesa del 
termometro T — si effettuava troppo lentamente nè ad ovviarvi risultò oppor- 
tuna l'abolizione del tubo A. Questo appareccbio renderebbe forse buoni servigi 
se perfezionato, sostituendo ad es. correnti di vapori surriscaldati all'aria calda. 
Noi, dopo esperienze preliminari lo abbandonammo per un altro tipo die 
ci parve più pratico. Esso è il seguente: 
Pig. II. 
Ad un tubo A in vetro ( lìg. II) chiuso da un lato e l'issato dall'estremo 
aperto ad un secondo tubo di vetro B — si avvolge a doppia spira del filo me- 
