— ò — 
tallito di adatta natura, conveniente spessore e determinata lunghezza, in modo 
che gli estremi a . b risultano presso il lato aperto ove si fissano. 
Collegando, col tramite di adatto reostato, a e b ad una sorgente elettrica 
e regolando l'intensità di corrente nel circuito, si possono ottenere tutte le tem- 
perature volute nell'interno del tuho A, ove può sospendersi per l'intera sua 
lunghezza il termometro e con esso il tubicino porta sostanza. 
Come diremo presto, per misure esatte è hene però introdurre in A un 
terzo tuho C passante esattamente in A e di questo alcuni centimetri più corto. 
Il tuho ('. viene riempito fino a conveniente altezza di liquido (v. figura), nel 
quale si immergono termometro e tubicino. 
Curando la perfetta equidistanza delle spire e l'omogeneo calibro del iìlo 
la temperatura ci risultò nell'interno di A, o di G — a prescindere da piccoli 
spazi nelle regioni estreme — uniformemente distribuita. Vantaggi dell'apparec- 
chio sugli altri in uso sono: 
I) Si hanno senz'altro e con grande esattezza p. f . corretti. 
II) Escludendo il bagno liquido si posson raggiungere temperature assai 
elevate (400° anche 5()0 0 ). 
Ili) Dalla temperatura ambiente si può arrivare a quella voluta — o vice- 
versa — in tempi estremamente brevi o lunghi. 
Prima di passare a dati di confronto premettiamo qualche considerazione. 
Per riscontrare su una data sostanza p. f. costantemente coincidenti bisogna 
procedere alle misure seguendo ogni volta le stesse norme. 
Quali saranno le norme migliori .' 
Landolt ') che si occupò primo ed a fondo della esatta misura di p. f. di 
sostanze organiche non si precisa sull' influsso che alcuni fattori possono avere 
nelle determinazioni col metodo del tubicino: ad es. il mezzo in cui termo- 
metro e tubo si immergono, spessore delle pareti dei tubicini portasostanza e 
forma di essi , velocità di riscaldamento ecc. Vedremo che a molti di questi 
fattori va accordata invece la massima considerazione. 
Ho potuto sperimentalmente provare [Tabella II] che l'uso generale di im- 
mergere termometro e tubicino in bagno d'aria calda non conduce a valori 
sicuri. Per misure esatte deve senz'altro preferirsi l'immersione diretta in bagni 
liquidi, ove le ripartizione del calore è più omogenea, e scaldare questi indi- 
rettamente -). 
Per quel che riguarda il riequilibrio di temperatura, noi. col preferire ai 
bagni liquidi quelli ad aria, veniamo a rinunziare a due preziosi vantaggi che 
i mezzi liquidi ci offrono — elevato calore specifico e non indifferente condut- 
tività calorifica — non avendone in cambio che un'aumentata capacità convet- 
') l. e 
*) Kbnt e Tollkxs (Lieb. Ann. 227-229, 1884), come pure il Graebe (Lieb. Ann. 238-320, 
1887) trovavano che in bagni liquidi si lian valori ottimi di p. f. 
