VA ora riportiamo alcuni dati sperimentali. 
11 termometro adoperato era a piccolo bulbo, a canna vuota e scala smal- 
tata; era diviso in gradi con distanza di 0,72 m l„ tra grado e grado, e segnava 
da —20° a 4-360°. 
Lo spessore delle pareti del bulbo, misurato indirettamente, risultò tra 
0,8-0,9 m l„ . 
Nella prima tabella sono posti in confronto i valori ottenuti col metodo 
di immersione del termometro in gran quantità di sostanza fusa, e quelli avuti 
in tubicini di diversa forma. 
Trattandosi di misure comparative non sarebbe stato necessario confron- 
tare i punti lìssi del termometro. Questo particolare tuttavia non si trascurò, 
ed il valore di correzione è incluso in quello letto. 
TABELLA 1. 
Esperienze con lo zolfo. 
I) 100 gr. di zolfo si scaldano, in adatto tubo di vetro, a 
140" circa, si avvolge il tubo con molta ovatta e si aggiunge 
altro zolfo in fina polvere alla massa fusa. 
Dopo rapida discesa, il termometro — immerso fino a — 10° 
nella massa — si arrestò per circa 10 minuti a 113",4. 
Tenuto conto di tutti i valori di correzione risultò Temper. 
di fusione. 
II) La massa di zolfo rappresa si scalda di nuovo a 140'' e 
si lascia poi raffreddare fino a 107"-108"; si agita quindi viva- 
cemente col termometro; in tre operazioni si lessero le tem- 
perature massime seguenti: 
113°,3 ossia con le correzioni Temper. di solidificazione. 
113°,4 » 
113°,0 » 
III) Con tubicino di spessore uguale a quello delle pareti 
del bulbo, diametro 4"',,,, salendo 2" al '. 
idem idem idem 
IV) Con tubicino a pareti sottili 0,1 " ,„ , circa, diametro 
circa 4 m / m , salendo 2 U al '. 
idem idem idem 
V) Con tubicino capillare tirato, salendo 2" al '. 
Il riscaldamento nelle esperienze III), IV) e V) avveniva 
col nostro apparecchio ed il termometro e tubicino erano so- 
spesi in un bagno di glicerina contenuta nel tubo C (v. fìg. II). 
Paulo di fusione 
corretto 
114",7 
114".r> 
114",7( 1 
114 
114°,o-114V) 
115°,4-115°,7 
112°,8 
112°,5 
117°,3 
