— 8 — 
Esperienze con la Marinile. 
I ) 100 gr. di Mannite si pongono in un tubo di vetro che 
si scalda nel nostro apparecchio, tenendo il termometro im- 
merso (ino a — 10" nella massa. La temperatura si arresta, nel 
salire, per lunghissimo tempo a 165°; tenuto conto dei valori 
di correzione risultò. Temper. di fusione. 
II) La massa fusa si scalda fino a 185", si lascia raffreddare 
a 100° indi si agita energicamente col termometro. Temperatura 
massima raggiunta : 164°,5-16^6, e coi valori di correzione. Tem- 
peratura di solidificazione. 
Ili) Con tubicino di spessore ug. alle pareti del bulbo, diam. 
4 m m , salendo 2° al '. 
idem idem idem 
idem idem idem 
IV) Con tubicino a pareti sottili 0,1 "*/„ circa, diam. circa 
4 ' ,„, salendo 2" al '. 
idem idem idem 
idem idem idem 
V ) Con tubic. capillare tirato (diam. 0,3-0,1 '"/,„) salendo 2° al '. 
» » » ( » 1,2-0,8 *"/„,) » » 
II riscaldamento per le esperienze III), IV) e V)si fece av- 
venire come nel caso delle esper. con lo zolfo. 
Paulo di fusione 
corretto 
166°,5 
166°-166°,1 
165°,5 
165°,3-165°,5 
166°-166°,3 
l(U n ,5-165° 
165° 
lo4°,7-165 u ,5 
108° 
167°-l67 n ,5 
Le esperienze in tabella II si eseguirono su Ortonitrofenilindone , che, se 
anche non purissimo, fondeva però molto bene. La sostanza aderiva in velo 
sottile alle pareti dei tubicini '). I valori si riferiscono all'inizio della fusione 
che del resto avveniva istantaneamente in tutta la massa. La temperatura negli 
ultimi 20° salì di 2" al '. 
TABELLA LI. 
I) Tubicino di 5 di diametro a pareti spesse all' incirca Punto di fusione 
come il bulbo termometrico, a fondo sferico, immerso assieme corretto 
al termometro direttamente in bagno di paraffina. 138 n ,3 
li) Tubicino a pareti sottili (tra 0,1 e 0,2 "'/,„) il resto come in I). 137",8 
II!) Come in I) ma sostituendo un hanno ad aria calda al 
bagno liquido. 130",2 
IV) Come in II) ma sostituendo un bagno ad aria calda al 
bagno di paraffina. 133",2 
V) Come in IV) ma finendo salire la temperatura di 1" al '. 130". 2 
I valori della terza tabella ci mostrano da ultimo i vantaggi che il nostro 
apparecchio dà, col fornire senz'altro p. f. corretti. 
•) Rkisskkt, Ber. 23-2241. 
