— a — 
TABELLA III. 
Sostanza 
Con termometro Con termometro 
Temperatura immer9 ° nno a —10° immerso fino a +300° 
media ' n ^agno di paraffina in bagno di paraifina 
scaldato a bagno scaldato col nostro 
di sabbia apparecchio (tìg. II) 
Orto uitroleuilindoue 
Acido o. u. feniLcinnamico 
Acido p. n. f. cinnamico. 
Acido o. D. cinnamico 
37" 
40° 
42" 
44° 
136°,l 
192° 
209°.8 
138°,3 
197°,3 
215°,5 
245°,3 
Punto 
di fusione 
corretto 
calcolato 
138°,3 
196°.8 
215°,6 
244°,6 
Ogni valore letto è la media di '2 o 3 dati concordanti entro 0°,5. 
Il calcolo di correzione si esegui in base alla forinola 
K — 0,000156 a (t — / 0 ) 
dove 
a= lunghezza della colonna fuoriuscente espressa in gradi 
/ = temperatura letta nel termometro 
/ 0 = temperatura media (apprezzata da noi coll'aiuto di altri due termometri). 
In tabella III l'accordo tra le due ultime colonne è buono, quando si pensi 
che dopo tutto il calcolo del valore di correzione non ci dà garanzia assoluta 
restando sempre un po' vaga la scelta del valore /°. 
Concludendo, sarebbe vivamente desiderabile l'adozione di norme uniche 
da parte di tutti i chimici organici, nel procedere a determinazioni di p. f. col 
metodo del tubicino. Per il nostro apparecchio ci risultarono come le più op- 
portune, le cautele seguenti, che quindi sarebbero da raccomandare. 
I) Tenere il termometro — i cui punti fìssi van controllati di tempo in 
tempo — immerso nel bagno liquido in 0 di tanto che la testa della colonna 
di mercurio non sorpassi il livello liquido, e che il bulbo ed il fondo del tu- 
bicino distino di 4-Ó cent, dal fondo di C. 
II) A partire da 10" o 15" prima della fusione, regolare l'ascesa di tem- 
peratura di 1" al minuto, il che. con adatto reostato, è assai facile. 
Ili) Adoperare tubicini a largo diametro (4-5 "';„,), chiusi da un lato a fondo 
sierico, e preferibilmente muniti di qualche strozzatura nel diametro, poco al 
disopra del fondo, e di un tappo all'estremo aperto ( un fuscello penetrantevi a 
dolce sfregamento per qualche centimetro, si presta ottimamente). Questo tipo 
di tubicino (fig. II H) impedisce presso la sostanza disturbi termici dovuti a 
moti convettivi dell'aria, e può inoltre introdursi nel bagno caldo solo quando 
la temperatura dista di alcuni gradi da quella di fusione del corpo, cosa utile 
nel caso di sostanze non troppo stabili a caldo. 
ATTI — Voi. XVI — Serie i»" — N. !t. 
