- 10 - 
IV) Mettere nel tubicino tanta sostanza — in lina polvere — quanta può 
restarne aderente alle pareti presso e sul fondo. In tal modo vi è probabilità che 
la sostanza fonda di getto. 
V) Adoperare termometri pronti — bulbo piccolo e pareti sottili — ; e 
quando lo spessore delle pareti del bulbo non sia da trascurarsi, regolare con- 
venientemente lo spessore di pareti del tubicino. 
L'eguaglianza degli spessori si controlla coli' immersione in adatto bagno 
liquido (glicerina ad es.); il giuoco di luce dovuto in tal caso ai diversi indici 
di rifrazione dei mezzi, pone assai bene in rilievo l'uguaglianza o la diversità di 
spessore. 
La costruzione dell'apparecchio dato in tìg. II fu affidata — secondo i nostri 
dettami e sotto il nostro controllo — all'Industria Nazionale Apparecchi Scien- 
tifici e Sanitari] (Calata Trinità Maggiore 1. Napoli). 
Abbiamo intenzione di riferire brevemente in prossima nota sull'impiego 
dell'apparecchio — modificato facendo il vuoto nell'intercapedine AB, secondo 
il principio del tubo di Dewab — , come tipo speciale di forno elettrico per ri- 
cerche di chimica organica a temperature elevate e costanti. 
Istillilo (li Chimica Generale, R. Università. 
Napoli, Aprile 1915. 
fini/il rli stampare il rfì 2.~> Maggio Ì9i5 
