salo nel mezzo ad un dischetto di argento dorato r molto sottile e di dia- 
metro eguale a quello della figura o poco maggiore. Nel mezzo dell' in- 
dice trovasi un anelletto pel quale passa un filo di bozzolo i cui capi nella 
parte di sopra divergono alquanto e sono raccomandati ad un verricello: 
è chiaro che questo indice mn avrà una forza direttrice invariabile la quale 
dipende dalle distanze inferiore e superiore de' fili, dalla lunghezza di 
questi e dal peso dell'indice e del dischetto. Immaginate ora che il di- 
schetto r entri in un bacinetto o piattello s della profondità di tre mil- 
limetri il quale abbia il diametro di circa due millimetri maggiore di 
quello del dischetto e che questo vi s'interni per circa un millimetro. 
Suppongasi finalmente che col piattello metallico siano uniti due brac- 
ciuoli orizzontali ab i quali si trovino molto prossimi all'indice mn nello 
stato di quiete, è chiaro che se il piattello s co' corrispondenti bracciuoli 
orizzontali riceva una carica questa opererà per influsso sul dischetto r 
che si elettrizzerà di elettricità contraria, e l'indice mn specialmente verso 
gli estremi si elettrizzerà di elettricità omologa per cui si avrà un devia- 
mento più 0 meno grande secondo la intensità della carica. 
Ciò posto volgendo lo sguardo alla figura ove è rappresentato quasi a 
metà del vero tutto lo strumento, s'intenderà che il piattello è collocato 
entro un cilindro di cristallo sormontato da una canna v alta 25 in 30 
centimetri entro la quale passano i fili che tengono sospeso il dischetto 
con l'indice; che il piede del piattello s'innesta con un filo metallico 
circondato da un cannello di vetro pieno di mastice coibente il quale pe- 
netrando la base inferiore del cilindro di cristallo la quale è anch' essa 
di cristallo passa orizzontalmente entro la base di legno zz e termina in 
una colonnetta di rame dorato t destinata ricevere le cariche; che i de- 
viamenti dell'indice si possono leggere mercè un cannocchialetto c oriz- 
zontale munito di filo micrometrico, e che questo cannocchialetto girando 
intorno all'asse dello strumento mercè un'alidada munita di noniopuòfar 
conoscere sulla graduazione esterna messa sulla base zz i gradi e le fra- 
zioni di grado di deviamento dell' indice. Anche nell' interno del cilindro 
di cristallo si può mettere sotto l'indice un cerchio graduato per leg- 
gere su questo i deviamenti dell'indice mercè un altro cannocchialetto. 
Ma la graduazione interna che trovo migliore è la verticale espressa sulla 
superficie cilindrica dd la quale somiglia un goniometro. Per le letture 
col cannocchialetto orizzontale la sola graduazione esterna messa sulla 
base zz sarebbe sufficiente, ma qualora si voglia fare delle letture senza 
del cannocchialetto la graduazione interna verticale è necessaria. 
