Entro il cilindro di cristallo con facile operazione s'introduce un poco 
di cloruro di calcio in apposito vascUino per mantenere asciutta l'aria 
interna la quale si mantiene quasi senza comunicazione con l'aria esterna 
per la maniera onde è lavorato lo strumento. 
Quando l'elettrometro deve essere trasportato il dischetto si fa scen- 
dere nel fondo del piattello, l'indice entra in apposita fenditura fatta 
nell'orlo del medesimo ed è sicuro contro le oscillazioni che potrebbero 
sconcertarlo. 
Il peso del dischetto con l'indice è di 360 milligrammi. Quando lo 
strumento si vuole più torpido si farà il dischetto più pesante o si ri- 
marrà un più grande intervallo tra l'orlo di esso e le interne pareti ver- 
ticali del piattello. Se il dischetto ed il piattello si facciano più grandi 
senz' accrescere di molto il peso del primo, lo strumento guadagna in 
isquisitezza almeno entro certi confini. 
Tenuto l'indice in istato di quiete a qualche grado di distanza da'brac- 
ciuoli orizzontali del piattello, basta una carica leggerissima per farlo de- 
viare con moto tanto regolare che l'occhio comodamente lo accompagna 
come fosse l'indice di un galvanometro. Solo conviene badare che l'in- 
dice nello stato di quiete cioè allo zero non stia in contatto con gli an- 
zidetti bracciuoli perchè allora al venire della carica non devierebbe sen- 
za obbligarlo a distaccarsene mercè un colpo dato col dito sulla base dello 
strumento. 
In tutti gli elettrometri a ripulsione in cui un indice leggiero si trova 
a piccola distanza da un conduttore che riceve la carica, si nota prima 
l'attrazione e poi la ripulsione la quale talora suole anche mancare senza 
un urto leggiero che distacchi 1' indice dal conduttore , nè mai sponta- 
neamente se ne allontana se il contatto sussisteva da prima; ma quando 
l'indice tocchi con la parte di mezzo il conduttore che lo deve respingere 
siccome interviene all'elettrometro di Peltier ed al mio elettrometro uni- 
fìliare, il deviamento è immancabile specialmente quando s'abbia cura a 
collocare lo zero dell'indice a piccola distanza dal conduttore che lo deve 
respingere. Lo stesso si avvera quando l' indice abbia nel mezzo un ap- 
pendice sporgente in sotto la quale entri senza contatto in una cavità pra- ' 
ticata nel mezzo del conduttore ordinato a respingerlo, il che io avendo 
provato al Melloni la prima volta col mio elettrometro unifiliare mante- 
jiendo la punta dell'indice sospesa entro la cavità sottoposta, fu occa- 
sione a questo illustre fisico d'immaginare il suo ingegnoso elettroscopio. 
