E siccome il deviamento è più grande quando le superfìcie d'influsso sono 
più considerevoli così il Melloni usò due cilindri, ma per via di compa- 
razioni ho veduto che il miglior modo di disporre siffatte superficie è 
quello da me adoperato. 
Veniamo ora a dire della relazione tra le forze e gli archi di deviamento, 
per vedere come il nostro strumento possa meritare il nome di elettro- 
metro. Supponiamo che per una data carica l'indice resti deviato per un 
arco a, chiamando k il valore della coppia bifiliare orizzontale che tende 
a ricondurre l'ago alla sua giacitura di equilibrio, si ha: 
AòPsena 
k = ^ , 
dove A, 5 indicano le distanze inferiore e superiore de' fili e P il peso del- 
l'indice col dischetto. Ciò basterebbe per le misure delle intensità avva- 
lendosi degli archi di deviamento definitivo ; ma come passar deve ne- 
cessariamente un certo tempo prima che l'indice si fermi, così si hanno 
delle perdite che variando con le condizioni igrometriche dell'ambiente 
nascer debbono degli errori poco atti ad essere valutati. Per la qual cosa 
anche nel mio elettrometro unifìliare io pensai di avvalermi degli archi 
impulsivi, cioè del primo deviamento dopo del quale l'indice fatte alcune 
oscillazioni si ferma. La equazione riferita di sopra può tuttavia essere 
utile qualora si stabiliscono le relazioni tra gli archi impulsivi ed i defì- 
ttivi corrispondenti; il che si può fare con l'esperienza scegliendo dei 
giorni di estrema secchezza e dando molte cariche successive all'elettro- 
metro registrando per ogni arco impulsivo il definitivo corrispondente ; 
compilata così una tavola nella quale accanto ad ogni arco impulsivo vi 
sia notato il definitivo che gli corrisponderebbe se perdite non vi fos- 
sero, si potrà dati gli archi impulsivi avere i definitivi e quindi giovarsi 
della formola della quale di sopra è detto. 
Del rimanente io credo che neppur questo sia necessario perocché gli 
archi impulsivi sono direttamente proporzionali alle forze fino ad un certo 
limite che basta pe'bisogni della meteorologia elettrica cui questo elet- 
trometro è particolarmente ordinato. Di tutto questo sonomi in variiniodi 
assicurato, come feci già per 1' elettrometro unifiliare, ma ne dirò solo 
uno che non avea tentato da prima. 
Supponendo che gli archi impulsivi sieno proporzionali alle forze il 
