Voi. II. 
15. 
ATTI DELLA R. ACCADDHA 
DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE 
NUOVO ANEMOGRAFO ELETTROMAGNETICO 
M E M u P. I A. 
DEL SOCIO ORDINARIO L. PALMIERI 
letta nella tornata del dì ii- aprile 1865. 
Ho fatto eseguire da qualche anno un apparecchio dame immaginato 
per registrare la velocità e direzione del vento in tutto il corso del 
giorno del pari che la quantità di pioggia con tutte le sue fasi come la 
intensità , la durata ec. La parte risguardante la pioggia fu descritta già 
e pubblicata n"e' nostri Atti col nome di udografo ; vengo ora a descri- 
vere la parte che riguarda i venti. 
Velocità del vento. Un molinello alla Robinson (fig. 2 Tav. I) fatto in 
modo da compiere un giro per ogni dieci metri di velocità del vento , 
porta nella parte inferiore dell'asta verticale un cilidretto sporgente in 
guisa che ad ogni giro esercitando una leggierissima pressione sopra un 
tasto m chiude il circuito di una pila. Il tasto porta una punta di platino 
la quale scende in un pozzetto di ferro che contiene del mercurio e così 
mentre il contatto è sicuro non si richiede alcuno sforzo per averlo. 
Dobbiamo ora vedere come si registri la velocità del vento mentre il ta- 
sto m chiude il circuito ad ogni giro del mulinello. Nella figura espressa 
nella seconda tavola vedesi un cilindro rr che gira intorno del suo asse 
in 24 ore mercè l'orologio congiunto con esso. Sopra questo cilindro è 
tesa una carta divisa in zone orarie. Nel chiudersi il circuito la leva // alla 
quale è unita l'ancora dell' elettrocalamita C urtando il braccio d della 
leva zancata df fa che il braccio f prema sul braccio oo del rettangolo 
oozZy e quindi il lato zz urti la parte superiore dell'astuccelto ii il quale 
Atti — Voi. U.—Ufi i5 i 
