ticaìi F,F che per semplice slrofinìo si possono elevare ed abbassare. Que- 
sti fili hanno il diametro di due a tre millimetri , ma gli estremi inferiori 
sono ridotti a metà per un tratto brevissimo di circa due millimetri. Sul 
piede isolante L si pone una vaschetta di cristallo K di forma allungata, 
per modo che i due fili FF , che mi permetterò di chiamare reofori , im- 
mergendosi in essa possano distare tra loro per 7 in 8 centimetri senz'ac- 
costarsi troppo alle pareti della medesima, la quale perciò dovrebbe avere 
una lunghezza di 9 in 10 centimetri, avendone due o tre di profondità con 
altrettanto di larghezza. Maggiore larghezza e profondità non nocciono, 
ma richiedono troppo liquido per ogni saggio. 
2. Modo di sperimentare.— Messo dunque dell'olio nella vaschetta K, si 
facciano discendere in essa i due reofori in modo che le sole estremità più 
sottili peschino nel liquido allora prendendo la pila P per la base di le- 
gno, si giri destramente in modo che l'estremo del suo bracciuolo H 
venga in contatto col globctto D; l'indice dell'elettrometro si vedrà più o 
meno lentamente deviare fino ad un certo limite dove insensibilmente si 
ferma. Senz' aspettare questo momento che non si può mai esattamente 
determinare, si misuri, sia con un pendolo, sia con un contatore qualun- 
que, il tempo in cui l'indice percorre un dato arco che non sia troppo pic- 
colo nè troppo grande, di 10 o 12°, per esempio*): in questo modo si ve- 
drà che se con un buon olio di olive ci vogliono 120", con olio di colza ce 
ne vorranno 10 : vale a dire che con oli diversi lo sfesso arco sarà percosso 
in tempi disuguali. Si può eziandio far passare tempi eguali, per esempio 
10 o 15" e misurare gli archi, che si troveranno disuguali. Questo tempo 
non deve essere molto quando si abbiano a saggiare i peggiori olì di olive 
o gli oli di alcuni semi, perchè l'indice potrebbe compiere tutta la sua 
corsa e poi retrocedere. Fatta un'esperienza con un olio non se ne deve 
ripetere un'altra subito dopo con lo stesso olio, perchè questo rimane per 
qualche tempo elettrizzato per modo che se lo fate comunicare con un se- 
condo elettrometro l'indice di questo si vedrà deviare. La durata di questa 
carica ne' tempi umidi è brevissima, ma può durare per parecchi minuti in 
tempi secchi. »1 passare da un olio all'altro conviene aspettare che l'in- 
dice siasi perfettamente rimesso come prima, imperciocché, particolar- 
1) Se la temperatura sia alquanto bassa, gli olì divenendo meno conduttori, sarà utile che i reofori 
s'immergano di più; ecco perchè uella parte più grossa de'niedesiini ci ha una piccola graduazione la 
cui mercè si può dare quella immersione che si slimerà piii opportuna jìcr avere dei deviamenti quali 
si convengono in silTalto genere d'indagini. 
2) Con oli più coil)enti ed a temperature piuttosto basse quest'arco potrà essere di 4 in b", ma con 
gli oli più conduttori ed a temperature più elevate converrà che sia più grande, altrimenti non si po- 
Irehlx; misurare il tempo in cui è percorso. 
