Usando il galvanometro di sopra indicalo, ebbi la preveggenza di valutarne la seo- 
sibililà mercè una piccola coppia di rame, zinco ed acqua potabile. Interposto il galva- 
nometro tra il filo di Resina e quello di terra, la corrente tellurica era diretta da Re- 
sina all'Osservatorio; epperò era ascendente da SW verso NE. Posto il galvanometro 
tra il filo della Vetrana e quello di terra, la corrente veniva dalla Vetrana all'Osserva- 
torio, cioè era anch'essa ascendente e diretta da NW a SE. E questo filo più corto, es- 
sendo slato facile poterlo trasportare in altri azimut, sempre era percorso da corrente 
ascendente. Intercalato il galvanometro, tra il filo di Resina ed il filo della Vetrana, 
esso indicava una corrente ascendente ch'era presso a poco la differenza tra le due 
prese separatamente ed era in favore di quella di Resina. Facendo osservazioni 4 volle 
al giorno, notai che con le forti tensioni elettriche dell'aria, in occasione di piogge o 
temporali, il galvanometro indicava fortissime correnti, ma qualche volta , cessate le 
perturbazioni, dava indicazioni straordinariamente deboli. Andando allora a provare 
la sua sensibilità con la coppia sopra indicata, mi avvidi che l'ago dava deviazioni 
estremamente deboli, pel turbamento avvenuto nell'intensità del magnetismo dell'ago 
interno, il quale talvolta fu trovato interamente scalamitato e qualche volta debol- 
mente ricalamitato in senso contrario. Vidi allora la necessità di avvalermi di qualche 
altro mezzo per valutare l' intensità di queste correnti e pensai a qualche elettrodina- 
mometro od all'elettrometro aperiodico di Arsonval;raa la poca sensibilità di que- 
sti strumenti, relativamente al galvanometro del Nobili, mi rimase esitante; quantun- 
que non abbia mancato di acquistare più tardi l'ingegnoso apparecchio di Arsonval, 
il quale, tra le altre cose, se si rimanesse perpetuamente in circuito, potrebbe nei casi 
di forti correnti aerolelluriche aver fuso il sottilissimo filo metallico che tien sospeso il 
telarino mobile nel campo magnetico. 
Avrei anche voluto mettere a prova un altro recente apparecchio di Arsonval , 
Fig. 1. 
fondato sopra un'osservazione di Wiedmann, per la quale la corrente verrebbe mi- 
surata mercè la rotazione del piano di polarizzazione della luce prodotta dalla detta 
