ro dolce è lunga 81 millimetri, larga 14, e della grossezza di mm. 1,5, del peso totale 
di grammi 11,8. Con questo ricambio l' islrumenlo acquista una sensibilità maggiore, 
usando una massa di ferro minore. 
L'unico ago, che fa da indice, è alquanto più robusto e pesante ed ha conservato 
sempre tutta la sua forza, ad onta di fortissime deviazioni subile da quelle correnti che 
ho chiamato aerolelluriche. Se di sopra di questo ago se ne pone un secondo coi poli in 
senso inverso al primo piii debolmente calamitalo, l' islrumenlo acquista una sensibilità 
esagerata. È per questo che dopo le prove fatte non giudicai opportuno di rendere asta- 
tico il sistema; giacché la sensibilità dell'apparecchio con un solo ago è più che sufiB- 
cienle ai miei bisogni. Potendosi poi quest'unico ago elevare od abbassare, si può dare 
al reometro quella sensibilità che si desidera. 
Uopo è che si sappia, che queste correnti telluriche vanno soggette a variazioni 
considerevoli, per modo che con uno strumento sensibilissimo non si potrebbero para- 
gonare le correnti perchè l'indice si vedrebbe spesso sbalzato a 90°. 
Un solo inconveniente si appalesò in sul principio e fu che attraversato il circuito 
da correnti un po' troppo intense , dopo la interruzione l'indice non tornava a zero, ri- 
manendo la laminelta di ferro polarizzata per isteresi. Ma il passaggio della corrente in 
senso inverso bastava per lo più a far tornare l'indice a zero. Dotai per questo l'appa- 
recchio di sei laminetle uguali e simili, perchè, in caso di bisogno, a quella polarizzata 
se ne potesse sostituire un'altra neutra, ricuocendo la prima per toglierle quel residuo 
di polarità. Ma dopo qualche tempo queste laminetle perdono la virtù di polarizzarsi, 
quando abbiano subito più volle l'azione della corrente, e perciò ora non accade quasi 
mai di veder l'indice spostato dallo zero. 
Questo fatto mi par meritevole di esser tenuto presente nella fabbricazione delle 
elettrocalamite. 
Dopo lutto questo, trovo che il reometro ora descritto sia il migliore istrumento 
per lo studio delle correnti telluriche, e basterà il notare che l'aperiodico di Arso n vai 
dà un arco di 10° quando il mio reometro ne dà 70°. 
Ad ogni modo posso, secondo il bisogno, ricorrere al galvanometro del Nobili, o 
a quello di Arsonval, giacché essi ed il reometro sono nella medesima stanza pronti 
per entrare in circuito, ed all' Arsonval giova ricorrere quando l'indice del reometro 
sbalza a 90", come al galvanometro, ne' casi ancora più rari in cui l' indice del reome- 
tro segnasse 0°. 
Ritornando ora alle osservazioni fatte coi fili sopraindicati, dopo oltre un anno di 
assidue osservazioni, le correnti furono sempre ascendenti ed andarono soggette nei 
tempi normali a piccole variazioni, con islraordinari esaltamenti in occasione di piogge 
o temporali anche in distanza; e mi parve singolare il vedere che anche queste cor- 
renti fortissime venivano sempre di basso in allo. Una sola volta, dominando elettricità 
negativa fortissima all'Osservatorio, la corrente divenne per poco tempo discendente. 
Volendo allungare il filo che da Resina veniva all'Osservatorio, coadiuvalo dall'esimio 
elettricista Ispettore Carlo Jurgens, feci prolungare la linea fino al bosco della Scuola 
di Agricoltura in Portici, ove la lamina di rame eslratla dal pozzo fu interrala a tre 
metri di profondità nel suolo perennemente umido. In intensità la corrente guadagnò 
poco, ma rimase costantemente ascendente, venendo cioè da SE (Portici) a NE (Osser- 
vatorio vesuviano). Le variazioni furono come per lo innanzi, sempre poco considere- 
voli nello slesso giorno, ma spesso diverse da un giorno all' altro. 
