_ 4 - 
l'intensità dei suoni, non erano più distinguibili ad orecchio diretto. È inutile rilevare 
che i battimenti producono, per mezzo del microfono, variazioni nella intensità della 
corrente della pila; ad ogni rinforzo del suono corrisponde un massimo nel valore del- 
l'intensità della corrente, ad ogni indebolimento un minimo. 
Potevano queste variazioni produrre un movimento nell' àncora di un relais tele- 
grafico, sostituito nel circuito al telefono? Fu questa la quistione che mi proposi e che 
cercai prima di risolvere. Sostituito difatli al telefono il relais, dopo una lunga serie di 
tentativi, regolando opportunamente la molla antagonista dell' àncora, ottenni dei ri- 
sultali mediocri: l'àncora era attratta dalla elettrocalamita ad ogni rinforzo del suono 
(massimo di intensità della corrente) ; era abbandonata ad ogni successivo indeboli- 
mento (minimo di intensità). 
Questa primitiva maniera di sperimentare lasciava molto a desiderare: il microfono 
non restava in quiete allorché si mettevano in vibrazione le forchette '); il movimento 
dell' àncora durava troppo poco tempo, per cui la iscrizione sul cilindro riusciva im- 
possibile. 
Al microfono di Argy, che, come si sa, è un microfono a polvere, cercai di sosti- 
tuirne altri di tipo differente, ma non ottenni risultali migliori, anzi con alcuni l'àncora 
restava perfettamente immobile. Fu allora che pensai alla costruzione di un microfono 
sensibile, a cui ho dato il nome di capsula microfonica. . 
Essa è falla da una capsula cilindrica di ottone, di cm. 2,5 di diametro interno e 
cm. 1,5 di altezza, formala (fig. 4) di due parti AB, CD, che si 
collegano con tre viti, fra le due parli trovasi una sottile lamina 
flessibile, m, di baudruche, o meglio di caoulchouc. La parte 
CD si continua nel tubo EP di 1 cm. di diametro, l'altra è fo- 
rata nel centro. Nel foro, che ha il diametro uguale a 1 cm., 
per un turacciolo di caoutchouc è adattato un pezzo M cilin- 
drico di carbone di storta, il quale penetra nell'interno a qual- 
che millimetro da m: nello spazio AB si trovano piccoli pez- 
zetti di carbone di storia, che lo riempiono per tre quarti circa. 
Le onde sonore giungono per PE alla capsula microfonica 
e determinano le oscillazioni della membrana m; la polvere di 
carbone, che in parie è a contatto con le pareti interne della 
capsula, si sposta e determina variazioni nell'intensità di una corrente elettrica di pochi 
elementi Le ci anche, che traversa la capsula. I conlatti sono posti uno al carbone M 
e l'altro alla massa metallica della capsula stessa. Nel circuito è intercalato il relais 
telegrafico, con l' àncora terminata da un indice simile a quello dei tamburi. 
Questa capsula è sensibilissima, di facile costruzione e si applica alla numerazione 
dei battimenti con riuscita certa e precisa tanto nel caso di battimenti numerosi, quanto 
nel caso di piccol numero di baltimenti. Io l'ho usata nella misura del numero dei bat- 
timenti di due tubi sonori, di un tubo e di una forchetta, e di due forchette; e qui in se- 
guilo accennerò alle varie disposizioni sperimentali , riportando alcuni dei tracciati ot- 
tenuti in ciascuno dei casi considerati. 
P 
Fig. 4. 
') Non avevo a mia disposizione diapason eccitati elettricamente. 
