derlo anche senza figura, giacché esso consiste in una matassa galvanometrica alquanto 
più corta dell'usalo ed un paio di centimetri più larga, senza l'apertura romboidale su- 
periore, per la quale si fa scendere nei galvanomelri l'ago interno che qui rimane abo- 
lito per le ragioni delle di sopra. Sulla matassa è situalo come al solito il cerchio gra- 
dualo ed un ago calamitato più robusto del consueto, sospeso ad un fìl di bozzolo, 
scende sull'anzidetta matassa in modo che i giri della medesima sieno paralleli all'ago, 
cioè situali nel meridiano magnetico. Ognuno intende che si avrebbe per tal modo un 
galvanomclro torpidissimo. Ma poniamo nelP interno della matassa esattamente nel 
mezzo una lamirietta di ferro dolce, ben ricotta perpendicolare alla direzione dei li 1 i 
della matassa, di lunghezza alquanto superiore alla larghezza della medesima, in modo 
che resti sporgente di un cenlim. da una parte e di un centim. dall'altra. È chiaro che 
l' indice resterà a 0°. Ma al passaggio della corrente l' indice sarà devialo pel magne- 
tismo temporaneo di questa laminelta. E potendosi l'indice abbassare ed alzare si potrà 
far variare la sensibilità dell' istrumenlo. Le oscillazioni sono di brevissima durata da co- 
stituire un galvanometro quasi aperiodico. Quest'ago esterno rimanendo immune dalle 
perturbazioni delle quali andava soggetto il galvanometro, può utilmente sostituirlo. 
Un solo inconveniente fu notalo in sul principio, che per l'azione di correlili trop- 
po forti la laminella di ferro, per isteresi può rimanere alquanto polarizzala, ed allora 
al cessare della corrente l' indice non ritorna a zero ; al chè si può rimediare quasi 
sempre capovolgendo la laminelta e facendo di nuovo passare la corrente, oppure fa- 
cendo passare la corrente in senso contrario. Che se per avventura non si riuscisse 
in uno di questi modi, si può alla laminelta polarizzala sostituirne una nuova dell'istesso 
peso e dell' islesse dimensioni, serbando la prima che ricotta convenientemente, può 
essere all' uopo adoperala. 
Del resto l'inconveniente di sopra notato, col tempo sparisce perchè le laminelte 
perdono la virtù di polarizzarsi, presentando un singolare fenomeno relativo all'isteresi, 
meritevole dell'attenzione dei Osici. 
11 galvanometro d' Arsonval modificato da Ducrétet è divenuto assai più sensi- 
bile e tra poco ne avrò uno per metterlo a prova. 
Questo abile costruttore francese è riuscito anche a rendere grafico il suo appa- 
recchio; ma io non ho creduto di attenermi al metodo grafico, perchè all'altezza del- 
l'Osservatorio, in occasione di grandi piogge, anche non temporalesche, incanalan- 
dosi nei Gli forti correnti, gli apparecchi corrono rischio di rimanere fulminati. 
finita di stampare il di SS Febbraio 1895 
