ET PHYSiaUES. Liv. VIL Sect. IIL 213 
Pour monter un inftrument auffi pefant, on ficha dans la terre un Ci- 
Jindre de bois .S à une brafTe de profondeur fur deux pieds de faillie; 
on plaçoit delTus la planche TU, qui tournoit tout-autour , & fur cel- 
le-ci une autre planche TX, qui fe mouvoit de l'avant à l'arrière par 
le moyen des vis Z. Outre cela il y avoit une autre planche et fur 
la table TX dont le mouvement fe faifoit de droite à gauche par le 
moyen de la vis /3, le tout avec beaucoup de délicatefle & fort dou- 
cement. 
Sur la table » étoit à demi enchaffé le quarré de fer y; & fur ce 
quarré repofoit dans un petit trou la cheville de fer S clouée à la pièce 
de bois AB, à laquelle elle fervoit d'axe pour fes mouveraens , y en 
ayant une toute femblable à l'autre extrémité laquelle entroit dans l'an- 
neau 3-, qui par le moyen d'une charnière en <^ étoit affermi à la cheville 
4*; & celle - ci clouée à une poutre qui traverfoit la maifon & avoit ua 
pied & demi d'cpaiffeur. 
Ce que je viens de dire, joint à la figure de l'inflrument , fuffira pour 
en faire comprendre le jeu. Le limbe IK étoit alfés long pour com- ■ 
prendre entre les deux points R un angle formé au centre P, double de 
la diftance des Etoiles dont nous nous fervions au Zenith, deforte qu'é- 
tant au milieu de l'inflrument, la Lunette formoit avÉic fàplomb un an- 
gle égal à la diftance des Etoiles au Zenith ; & l'^fffé"iîib bâftîwit au 
point R , toutes les trais Eroiles s, Ô, & « paffoieiM dans la Lunette; 
moyennant quoi , le limbe de l'inflrument étant p!ace%^^ètement fui- 
vant le Méridien, ainfi que la planche TU, en la tournant autant qu'il 
falloit, on affujettiffoit l'inflrument par le moyen de la planche ^ qui é, 
toit clouée à la pièce de bois AB, pour qu'il reflâc conflamment dans 
cette fituation , c'eft - à-dire au Méridien ; & pour que tout le corps de 
l'iuftrament refiât en même tems au même plan du Méridien , on fai- 
foit aller par le moyen des deux vis Z la planche TX de l'Occident à 
rOrient , jusqu'à ce que l'aplomb rafât le limbe //sT, & que TEtoile 
palTât par le fil vertical delà Lunette, quand elle étoit exaftement au 
Méridien : en même tems on faifoit jouer la vis /8 pour tourner la 
planche » du Nord au Sud , & par conféquent le hmbe de l'inftru- 
ment, jusqu'à ce que le point R rut exaélcment fous l'aplomb , & a- 
lors on mettoit le fil du Micromètre 0 fur l'Etoile. La méthode pour 
favoir le tems dans lequel l'Etoile pafToit par le Méridien , fut le même 
(dont on fe fervit pour favoir celui dii Soleil , félon qu'il a été dit au 
3"i«. Livre, 
Dd 3 Pour 
