Opuscula; 
EUSTACHII 2ANOTTI 
D€ mkrometn cuiufdam ratione. 
Deo frequens eft micrometrorum ufus in aflronomu 
cis obfervatjonibus , ut fi hanc alironomix pradicac 
partem aliquo modo illuilraverim , non inutiliter 
agere videar, & fit liudium noilrum probandum , 
Nunc de iiio micrometro dilieram maxime in ufum recepto, 
quod conftat ex quatuor fiiis, quae in communi pundo fic 
decuifanrur, ut duo quaeque prosima angulum femireitum 
comprehendant ; quibus filis , fi micrometrum rite locatum 
fuerit , differentia afcenfionis redae , & differentia declina- 
tionis inter duas lieilas expedita obfervatione deprehendun- 
tur ; micrometrum autem fic firmandum eli; ( Fig. i ) ut 
unum ex filis veluti Bb parallelum exiftat femitae , quam 
ftella intra telefcopium defcribit , ex quo filum illud paral- 
leli nomen invenit, & alterum filum AT, quod cum illo 
angulum redum facit , quoniam vices gerit circuli horarii, 
horarium dici folet , & duo reliqua fila AK, Ak commu- 
ni nomine obliqua nuncupantur . Obfervandi ratio in eo 
confiltit, ut notetur tempus, quo centrum Itellac ad horarium 
& ad alterutrum obliquum appellit ; quod fi eadem ob- 
fervatio habeatur refpedu alterius ftellse , quac intra tele- 
fcopium occurrat, collatis infimul obfervationum tempori- 
bus, eiicietur quantum duae illa: fiellae differant in afcenfio- 
ne reda , & quantum unaquacque earum diitet a parallelo 
micrometri , ex quo exfurgit differentia declinationis . At fi 
planeta infignioris diametri cum aliqua ftelia conferendus 
foret , quoniam planetae centrum nulla certa nota diitin- 
guitur , & in hac re oculi iudicium erroris fufpicione non 
vacat , licebit dumtaxat iimborum appulfus ad fila micro- 
metri obfcrvare , quibus obfervationibus inftitutis reliquum 
erit , ut tranfitus centri per horarium , & diitantia eius a 
parallelo decernatur . Itaque nobis propofitum eil oitendere 
Xx 2 quo- 
