24 
diagaiide, huruvida någon rubbning ngt rum, 
hvilket dock icke var händelsen. Efter silfver- 
plåtarnes borttagande sköt jag mejslarne under 
mikroskopen, utan att de beiörde skalan. Pro- 
fessor RuDiiERG kontrollerade ännu en gång tem- 
peraturen, fann dervitl ingenting anmärknings- 
värdt, och jag uppdjog nu strecken på Rikslika- 
ren. Det egentliga arbetet, räknadt från det Ögon- 
blick Professor Rudbfrg inriktade längden till 
streckens uppdragande, var slutadt på 8 minuter. 
Efter den strängaste undersökning, hvarvid stång- 
cirkeln ånyo inriktades, funno H:rr Svanberg och 
RuDBEPiG icke något fel, och måttet erkändes 
riktigt. 
Hade man nu ägt till hands flera sådana li- 
liaremått som undergått samma förberedande åt- 
gärder som Rikslikaremåttet, skulle man hafva 
kunnat dela åtminstone En hvar femte minut, 
och alla skulle deiigenom hafva fått den möjli- 
gast noggranna öfverensstämmelse sinsemellan. 
Jag har sedermera för andra gången utfört sam- 
ma apparat, hvartill hela stångcirkeln gjordes af 
messing; ritserna fastades vid de skifvor , på hvilka 
mikroskopen anbragtes, samt öfverhufvud så, att 
ett mikroskop och en ritsapparat voro att anse 
såsom ett stycke. Skulle stången på en sådan 
cirkel omgifvas med smältande is eller snö, och 
delningen, på sätt ofvan är visadt, veikställas, 
så skulle visserligen litet eller intet vara att in- 
vända mot detta förfarandes noggranliet. 
Då Rikslikaremåttet skulle af Professor Rld- 
BFRG afsättas å de för Kongl. Vetenskaps- Akade- 
mien och Lantltmäleri-Kontoret förfärdigade ska- 
lor, tog han i och för detta ändamål Elalongen 
m' sin låda, lade och inriktade ilen sedan på eu 
Repsoldsk längddel ningsmachin under miki osko[)et ; 
