2;i 
släimln alslåiidet. Herr Piofessor Svanberg kon- 
trollerade inriktningen nch erkände dess riktighet. 
Mejslarne juslerades af förfaltaren. Till detta 
ändamål påsköt jag en 0,30 m. m. tjock silfver- 
|)låt på h vardera ändan under mikroskopen pa 
den Dolloudska skalan. En sådan föreställes i 
lig. 7 och 8, och är å ena än^lan försedd ined 
2:ne fiHler och i den andra med en. Medelst 
skrufvarne (/?. 7f) ställdes mejslarne; h vilket till- 
gick så, alt man lösle en af dessa skrnfvar och 
tilldrog de midtemotstående så mycket som for- 
drades, att mejslarne kunde ställas åt den ena 
eller andra sidan, till dess de på silfverplåtarnc 
drag ne strecken skarpt skuros af hårkorsen i mi- 
kroskopen. Efter verksläld inriktning, sköt jag 
skifvorna på sidan, och anmodade Ilrrr Svanberg 
och RuDBERG att ännu en gång kronfrollera stång- 
cirkelns inriktning, skjuta silfver[)låtarne under 
mikroskopen, samt draga streck, for att sjelf öf- 
vertyga sig om deras läges riklighet. Dessa H:rr 
hade ingenting alt anmärka, och Professor Rud- 
BERG yttrade, att han, som hittills hetviflat möj- 
ligheten af detta förfarandes framgång, nu bör- 
jade att derför falla fullt förtroende. Med den 
största försiktighet och skyndsamhet borttog jag 
nu Dollondska skalan, och ställde Likareinållen 
i dess ställe. Härvid erinre man si^ den ofvan- 
anförda preliminära justeringen, då till Likare- 
måttels aflägsnande från (b) man endast behöfde 
lossa skrufvarne (/'...) och undanskjuta stycket 
(p), under det att apparatens öfrige delai- för- 
blefvo orörda. Genom denna omtanka kunde Li- 
karen inom några minuter sättas i sitt bestämda 
läge. Försigtigtvis hade jag äfven förut till Li- 
karemåttet passat och på detsannna lagt sillver- 
plåtar; jag undersökte derpå genast medelst liniers 
