20 
är sammansatt af flere maliogonystycken ; micU 
på holteu af densamma är ett messingsslycke 
(o. fig. 5 och 6) faslski ufvadt ; detsamma har 2:ne 
stålskrufvar med härdade spetsar, h vilka från si- 
dorna ingripa i midten af Rikslikaren, och så- 
lunda fasthålla den. Likaren h vilar på lådans 
botten, som är beklädd med sammet, med un- 
dantag af stycket (o) som ej berör Likaren. På 
båda ändar, till 1 d. t. längd, har Rikslikaren en 
afsats till hälften af sin tjocklek, med deri insatte 
runda platinastycken; vidare är densamma för- 
sedd med 2:ne ihermometrar j en del af thermo- 
meterkulan ligger i en derföre gjoid fördjupning 
i Etalongen, så att röret ligger på densamma och 
den öfriga framstående delen af therraomelein är 
fri, vanligtvis öfvertäckt ; fördjupningarne för ku- 
lorna äro fyllda med bokguld, så att de ej lida 
någon märkbar tryckning. Thermumetiarne äio 
hundraoi adio^a. 
Ett lusthus befanns vara en till apparatens 
uppställande passande lokal. Detta hus bildade 
ett rum, som på 3 sidor var försedt med fön- 
ster och på den 4:de med glasdörrar, hade till- 
räckligt ljus, låg luftigt och icke särdeles blott- 
stäldt för solen; så väl fönstren som dörren voro 
under hela operationen öppna. I detta i um npj)- 
hängdes flera thei mometrar , af h vilka 2:ne hade 
af Professor Rudberg blilvit kalibrerade; de flesta 
hängde på samma ställe, der apparaten skulle 
uppställas. Resultatet af dessa föregående ther- i 
mometer-iaktlagelser utföll ganska fördelaktigt, ty j 
under förmiddagstimmarne hade man vanligen 1| 
timme konstant ten)pei'alui', och ännu längre vid > 
lufjnt och mulet väder. Om tlessa observationers i 
riklighet öfvertygade sig Professor IUdbeug sjelf. 
