18 
följande sätt imätlacL Vid ena ändan liar den 
såsom ulgångspunkt ett streck, den andia ändan 
är genoniböi lad, ."^ fot fian strecket, medelt der 
anbragt koniskt stift, hvars öfra ända är jeniiiad 
D>ed skalans yta och försedd med en excentiisk 
punkt; under skalan står densamma i förbindelse 
med en ini ällning, medelst b v ilken stiftet och 
med detta punkten få en cirkelrörelse. Efter 
dessa förberedelser, inriktar man med yUersta 
noggranhet stAngcirkelns ena mikroskop på det 
fasta strecket, injusteiar den rörliga punkten lills 
densamma noga skäres af det andra mikrosko- 
pets hårkors: då detta lyckats, bör stiftet på ett 
eller annat sätt fästas så att det vidaie ej kan 
rubbas. 
Efler min åsigt var detta förfarande hvai ken 
lätt att ulföra eller tillräckligt noggrant; jag for- 
drade fasta streck, den möjligaste hastighet vid 
deras uppdragande, samt att Etalongen borde 
orubbadt få behålla samma läge, som den hade 
vid delningen. Efterföljande ide blef då af nii^ 
föreslagen och af ofvannämde H:rr till utforan ie 
antagen. Det är bekant, att då nian inriktar ett 
ej för mycket aggranderande mikroskop på ett 
object, till dess man ser detta skarpt, så kan man. 
utan att förlora i tydlighet, något litet näi nia 
objectet till mikroskopet, eller man kan på ett 
i mikioskopet noga observeradt föremål, lägga, 
ännu ett annat af en viss tjocklek, då detta sed- 
nare kan skönjas med samma tydlighet som det 
förra, utan att man derfore behöfver flytta mi- 
kroskopet. 
På giund af denna enkla erfarenhet, kon- 
struerade jag ifråga va I ande ap[)arat. A den lit- 
ning, Tab. 1, som åtföljer denn<i beskrifning , foie- 
ställer fig. 1 apparaten sedd från sidan, lig. 5 
