?5 
anstilles og jo tiere gjentages. Her fremsættes derfor Undersogel- 
ser angaaende de Instrumenter, som i saadan Henseende anven- 
des, angaaende Maaden, hvorpaa de anvendes, og angaaende^ 
Tilforladeligheden af de Resulrater, som derved erholdes, efter 
en ikke ubetydelig Række af Forsog, saavel overeenstemmendc^ 
som uovereenstemmcnde med hvad fremmede Lærdes Fliid heri 
har udfundet, og skulde end mangt Problem herved ikke losesj 
saa vil det dog maaskee ei være aldeles unyttigt, at det her er 
igientaget tildeels fra en noget forandret Synspunct, og saaledes- 
i det mindste Materialier givne til nærmere Eftertanke* 
L Om microelectrometriske Instrumenters Indretning 
og Anvendelse* 
Her er ikke Stedet til at omtale alle af denne Art af In= 
strumenter, men ikkuns dem, som jeg har fundet de brugbare- 
ste, heller ikke er det Hensigten, at beskrive disse fuldstændig 
gen (*)-, men ikkun at anfdre enkelte, raeest practiskej, Iagttagelser 
om deres Brug og Indretning. 
Iblandt de nu meest bro^gte microelectrometriske Instrumen« 
ter ville vi forst berore Coulombs Vægtstang og Pendule Electro- 
meterne, der ere bekiendte under Voltns og Bennets Navne. 
Repulsionskrafren maales nemlig i det Coulorabske Electrometer 
*) Den fuldstændige Beskrirelse cv^r de her omtalte Instrumenter, som 
ikke udforligen ere afhandlede i Regiments - Chirurg F, Saxtorfhs 
Electricltets-Lære> skal meddeles dansk« Naimkyndige paa n 
andet Sted. 
K i2 
