?8 
da vil en Electrlcltet af samme Art , som den der tlirorn var tilstede ■ 
finde Understotteise, en derimod af modsatte Art vil svækkes 
ved den omralte Levning, saa at Resultatet vil angive enten lidet 
stærkere elier lidet svagere Electricitets -Grad , end den, der vir- 
kelig er tilstede ved det nye Forsbg. Især vil Skaden heraf 
vorde betydelig ved Forsog, hvor Electrometret ikke er istand 
til at angive Electrieitet , med mindre det kommer i Forbindelse 
med duplicerende eller multiplicerende Apparater, da nemlig i 
dette Tilfælde lettelig Electriciteten i det nye Forsog kan være 
saa svag, at den, endskiont af modsat Art med Levningen^ 
dog overveies af denne, og Pendulerne derfor enten slet ikke 
gaae fra hin-anden, eller endog angive Arten af den Electrieitet, 
som var bleven tilbage, istedet for af den, som var tilkommen« 
Vel ere Guldblade at ansee noget mindre portatile, fordi 
de ved Electrometrets Forflytninger lettelig kunne bringes i Uor- 
den, ja endog sonderives; men deels kan dette forekommes no- 
genlunde, naar de ikke ere for store, og dernæst Instrumentet 
saaledes placeres, at de hvile paa den indvendige Side deraf. 
Professor Er man bevidner, at Electrometre uskadte have giort 
mange Miles Reise med ham ; deels kan man ogsaa ved en pas- 
sende Indretning af Instrumentet og med nogen Oveise Icttelig 
paa Stedet selv eller dog i nærmest liggende Huus indsætte, om 
det behovcs , nye Guldblade, disse tilskiæres nemlig i Forveien 
og glemmes, som andre Guldblade, imellem Blade af Silkepapir- 
Instrumentet forsynes oventil med en fast Ring af Messing, hvori 
den ovcrstc Paasats kan indskrucs, den kan saalcdcs udtages og 
indsættes ; uden at man staacr Fare for ved Eleccromercrgiassets 
