ges under aaLen Himmel, fordi Vinden agiterer Guldbladene, 
Saa minutiose end disse Anmærkninger kunne synes, saa ville de 
dog maaskee være mangen practisk Eleerriker velkomne, der ikke 
altid har Instrumentmageren ved Haanden, naar han vil experi- 
mentere. Lettere vil det sikkert være ikkuns at indsætte et en= 
kelt Blad saaledes som Maréchaux har angivet (*), og lade dette 
tiltrække af et m^etallisk Legeme, i hvilket ligesom i Bsnnets Stanniol- 
strimler ved Fordelingen den modsatte Elecrricitet opvækkes , og som 
kan ved en Micrometerskrue nærmes eller fiernes Bladet, for at erfare 
om Electriei teten virker i længere eller kortere Afstand, d. c. svagere 
elier stærkere; ogsaa er denne Indretning udentvivl i mange Hen- 
seender beqvem , endskiont det vel m.aae tilstaaes Er man , at 
Opfinderen noget forn^eget stoler paa den Nojagtighed, der til- 
syneladende ved Micrometerskruen kan opnaaes» Et til mang= 
foidiee Forsoe overmaade beqvemt Electrometer er • det, som 
CavaHo har op fundetog-^^^f^T;?;/ beskrevet , naar Fodstykket gjores af 
MctAl, som underneden er glat, og derfor beqvemt kan, ligesom 
Fodstykket paa Sanssure' f Ele-ctrometer anvendes som en Conden- 
sator. Indrettes dette Electrometer saaledes, at det Stykke, 
som bærer Pendulerne, beqvemt kan udtages, saa har man den 
Fordeel, at forskiellige Penduler kan indsættes efter Forsogenes 
Forskiellighed, hvortil de skal anvendes. I Toppen af den Mes- 
fiingklokke, som bedækker det overste af Instrumentet, bor en 
Skruemoder anbringes til at indsætte en Spidse eller en Krog, 
hvorpaa en tilledcnde Kiæde kan hænges ; ogsaa i Fodstykket anbringes 
en Krog, hvilken naar den ikke bruges kan slaaes ind flad paa 
Glasset, saa at Mcssingfutteralct beqvemt kan særtes derover., for 
Gilberts Aimal, XVI, 1 1 5. 
