9^ 
som tnan har forf ned efter ved Forsogene. I det Tilfælde.; 
favor Spidse -Electrometret ved Oplofreise angiver — Ey maae det 
her omtalte naturiigviis fordi det gaaer ned efter, omvendt be- 
give + E. 
Angaaende hvad der bindrer eller befordrer micro^lectrome- 
triske Instrumenters Virksomhed i det Heele, kan jeg fornemme- 
ligen anmærke af Erfarings at den omgivende Lufts og de isole- 
rende De!es Torhed er Hovedsagen (♦); men derimod behd- 
ver man, i det mindste ved storre Overflader, mindre at frygte for 
udstrommende Spidsers svækkende Virkning, fordi den herved 
forekommende Eiectricitet cr i Almindelighed af saa svag ea Teti- 
sion, at den ei udstrommer. 
IL Om Tilforladeligheden af d€ Resultater, man er- 
holder ved Anvendelsen af micro electrometriske In- 
stramencer. 
Man har sogt, at giore denne Tilforkdcli^^hed tvivlsom^ 
forst ved tvende Indvendinger; ^en ene, at d- isolerende Dele 
disse Instrumenter Vs;d mindste Gnidning lettelig frembringe en 
Eleetricitet, som gjor Experimentet ureent ; den anden, at 
duplicerende og multiplicerende Instrumenter efter nogle Operatio' 
Strax cfterat Guldbladene eie paaklinede, uddunste de Dsrnpe, som 
giore Luften indvendig i Electrometret ledende, hvillset kan afhjel- 
pes ved Æn range Varme, ved hvis Anbringelse Electrometrets ind- 
vendige Kum maae bave en Aabning, livorigjemiem Dampene kan und«' 
slippe* 
M 2 
