201 
ved fra Observatoriet at maale Buen imellem begge Roeskilde Dom- 
kirkes Spire, hvis Srorrelse mine i Aaret 1764 for^rcigae tri- 
gonometriske Opmaalinger var inig bekiendr. Deraf fandi. jeg en 
enkelt Deel af Nomus at være 0,96 Secund* Dette er er Beviis 
paa, hvor noiagrig den duelige Nairnes Indeling er blevet. Ved 
dette fortræflige Instrument er dog en liden Ufuldkommenhed, 
søm man ei skuld.if formode. Denne nemlig, at begge Halvdele 
af det overskaarné objcctiv Glas ej har samme Focus; det enes 
Brændepunct er lidet kortere en det andets , saa ar, naar det ene 
Solbiliede er fuldkommen klart, er det andet ei gandske tydeligt. 
Hvortil endnu kommer, at begge Sokandenes moiagrige Beroring er 
vanskelig at træffe^ 
Den fortræflige engelske Astronom Bradtcys rhombcidal Mkro- 
meter er en meget si.ndrig Opfindelse, fordi det paa en meget nem 
Maade ved tvende Stierners Giennemgang fra en Traad til en 
anden giver paa een Gang Rectascensions og Declinations Forskiel- 
len. Egentligen skal dets Kikkert ligge paa et Æqvatorial- Instru- 
ment eller et parallactisk Stativ, 
Alle disse Micrometere ere kostbare In s tru ment er, som ikke 
kan falde i enhvers Lod* Man har derfor begyndt at indfore 
Brugen af Cirkel ^ 3Iicrometeret ,^ eller Kreds -Micrometeref ^ som cr 
meget simpelt, og lidet bekosteligt og kan anbringes i enhver 
Kikkert. Den Hele Indretning besraaer derudi, at man i Ob- 
jectiv- og Ocular- Glassets fælles Focus indsætter en skarp afdreiet 
Ring af Messing. Kikkerren lægges paa en fast Stativ, og stil- 
les paa Cometen, i hvis Nærhed man maa soge en StiernCj 
Vid. Sil Sl.r. V D:d. I FLcftc. igc/. C C 
