- 138 - 
las fotografías. Hemos visto ya, que en el método covrriente de foto- 
topografía, era preciso ejecutar una serie de opeiaciones complicadas 
en la oficina, con el objeto de obtener esa distancia; con el estéreos- 
comparador esa operación laboriosa queda reducida á algunos minu- 
tos de trabajo, suprimiendo además muchas causas de error. 
El aparato se compone de un tablero en el que se colocan las dos 
fotografías v y v'; este tablero se desliza, apoyándose sobre la l)ase 
A del aparato, en el sentido longitudinal, mediante una manivela Ma al 
mismo tiempo que una regla graduada aprecia la amplitud de 
este desplazamiento con una exactitud de 0.1 de milímetros, cliché v' es- 
tá á su vez colocado en un marco que puede deslizarse en el mismo sen- 
tido pero independientemente del cliché V y este deslizamiento produ- 
cido por la manivela M2 se mide por medio de otra regla graduada, 
y de un micrometro que permite apreciar distancias con una preci- 
sión de 0.01 de milímetro; este tornillo aprecia la paralela estei'eos- 
cópica y como este tiene importancia especial, necesita exactitud 
mayor que los dos otros medios. 
El juego de prisma de reflexión total I II F IT, los oculares o 
o' y objetivos j j' colocados delante del tablero, forman el aparato 
eostereoscópico cuyos prismas tienen por objeto permitir que las dos 
imágenes fotográficas que por sus dimensiones se encuentran separa- 
das de una distancia mucho mayor que la de la separación normal 
de las retinas, puedan verse simultáneamente al travez de los ocu- 
lares, cuya separación puede adoptarse a la de cualquiera ¡lei sona con 
ojos normales. 
Los retículos de los microscópicos, están reemi)lazados por dos 
círculos c y c' que son los que forman la imágen del testigo i(]eal que 
luego se hacen recorrer todos los punto del terreno que se desee. 
Los lentes del estereoscópico son de poder suficiente para poder 
percibir todos los detalles de las fotografías que no se distinguen a 
la simple vista, aumentando también así el efecto estereoscópico. Todo 
el conjunto del estereoscópico microscópico así constituido, puede des- 
lizarse ó alejarse del tablero porta clichés, por medio de un tornillo 
micromético que permite así enfocar las fotografías. Los oculares 
pueden adaptarse a la vista del operador, desplazando los objetivos en 
dirección del eje. Además se puede hacer variar el aumento de los 
lentes, de modo que al observar puede e.scojer una fracción del cam- 
po estereoscópico con un aumento del relieve que pueda hasta centu- 
plicarse. 
La separación del microscopio con relación a los clishés produci- 
da por la manivela M2 se mide en la regla graduada correspondiente. 
Conocido en síntesis en que consiste el estereocomparador, vamos 
á ver como se utiliza en la práctica. 
La estación fotográfica, una vez e.scojida debe quedar ligada a los 
demás puntos de la red de tiiangulación previamente establecida, ya 
]ior triángulos de orden inferior o por caminos perimétricos si exis- 
