— i6 — 
han hecho á la fábrica de los referidos aparatos, la que tiene que 
construirlos especialmente, afin de que puedan adaptarse al 
sismógrafo en uso. 
La comisión había indicado ya en su memoria del año ante- 
rior, la conveniencia, de que se adquiriera un motor más rápido 
que el usado en la actualidad, que marcha con velocidad de i 
m/m por minuto. La razón en que se fundaba, era la de que, 
el cilindro que hace mover el papel imprimía en su gira rotato- 
ria un movimiento tan lento, que las vibraciones preliminares 
de un temblor registrado, se confundían generalmente con la 
linea normal, negra, dificultando así el estudio del sismográma, 
é induciendo muchas veces á error en los cálculos. Esto en cuan- 
to se refiere á sismos de origen lejano, que son los que este de- 
licado aparato Milne registra. En cuanto á los locales apenas 
son perceptibles por pequeñas desviaciones de la línea, y no 
puede apreciarse ni su duración ni su amplitud, ni su intensidad. 
Juzgaba pues, la Comisión, muy fundadamente, que con 
un motor que caminara con mayor rapidéz, las marcas serían 
más claras y facilitarían el estudio de todos los fenómenos que 
registrase, y se encargó á la casa constructora de estos instru- 
mentos un motor que acababa de poner en uso, adaptable á los 
mismos sismógrafos Milne que habían salido de su fábrica y que 
con tanto éxito funcionaban en más de cincuenta observatorios 
del mundo; motor que bien pronto recibiremos. ' 
El costo del complemento pedido es aproximadamente de 
50 Lp. Su marcha es de 4 m 'm 25 por minuto^ lo que dá un 
recorrido de 250 m/m por hora; las dimensiones del papel son: 
51 5X1 14 m/m y á la vez que gira sobre un cilindro endentado 
en espiral, tiene otro movimiento de traslación horizontal, de 
izquierda á derecha, lo que le permite imprimir lineas paralelas 
sucesivas, distantes 6 m/m una de otra y con duración de 24 á 
30 horas. 
Además de las ventajas anotadas tiene otra económica, des- 
de que el costo semestral del papel bromuro con el nuevo mo- 
tor será solo de Lp. 3, en vez de Lp. 5, aproximadamente que 
se gastaba con el antiguo. 
La misma comisión indicaba en su citada memoria, la ur- 
gencia con que se requerían otros sismógrafos para temblores 
locales, pronunciándose por los del sistema Wiechert. l-'uesta 
al habla la comisión y el que suscribe, con su Excelencia 
