7 
147 
IT. Instrument og Metliode. 
Til de polarimetriske Bestemmelser er anvendt et Instrument med Lippich's Po- 
larisator og tredelt Synsfelt Instrumentet, der er konstrueret af Landolt, findes afbildet 
og beskreven i dennes «Optische Drehungsvermogen", 2te Aufl., Pag. 322. 
Apparatet er forsynet med en Gradskive, inddelt i Fjerdedels Grader, og med 
Nonius, der tillader Aflæsning af 0°,oi. 
Opvarmning. 
Til Opvarmningsforsøgene er anvendt en asbestbeklædt Kasse, hvori er anbragt et 
indvendig forgyldt Messingrør, bestemt til Optagelse af Forsøgsvædsken^). Denne Kasse 
blev anbragt paa et særligt Stativ imellem Polarisator og Analysator, og opvarmet ved en 
almindelig Gaslampe. Som Opvarmningsvædske (i Kassen) benyttede jeg en Blanding af 
lige Rumfang Glycerin og Vand. 
Med Kathetometer maalte jeg Messingrørets Længde ved 20° til 100""°,05. Ved 
Benyttelse af Udvidelseskoefflcienten for Messing har jeg deraf beregnet Længderne for de 
øvrige undersøgte Temperaturer, hvilke Værdier overalt ere benyttede til Beregning af den 
specifike Drejning. 
Med Hensyn til den Methode, jeg har anvendt ved Opvarmningsforsøgene, maa jeg 
bemærke følgende. Det undersøgte Materiale bestaar, som nævnt, dels af 3 vinsure Æther- 
arter, dels af nogle vandige og én alkoholisk Opløsning. De vinsure Ætherarter ere som 
bekendt meget ubestandige Forbindelser, der lige saa lidt som Opløsningerne kunne taale 
længere Tids Opvarmning , selv om Polarisationsrøret er omtrent lukket. Det viste sig 
endvidere at være nødvendigt at fuldende Undersøgelsen af den enkelte Vædske paa én 
Dag, uden Afbrydelse. Ved særlige Forsøg viste det sig nemlig, at Værdierne ikke kunde 
umiddelbart sammenlignes, naar Undersøgelsen blev delt paa flere Dage, selv om den ind- 
traadte Forandring var saa ringe, at den ikke kunde paavises ad analytisk Vej. 
Paa Grund af disse Vanskeligheder maatte jeg opgive, som først paatænkt, at 
bringe Opvarmningskassen paa den bestemte Temperatur, ved hvilken Drejningen skulde 
undersøges, og saa holde den paa denne Temperatur, medens Bestemmelsen foretoges. 
Den hertil nødvendige Indstilling af Flammen vilde kræve meget mere Tid, end der efter 
'] Instrumentet, der er anskaffet med Understøttelse af Carlsbergfondet, overgaar efter endt Benyttelse 
til Instrumentsamlingen paa den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium. 
Kassen findes afbildet i Landolts »Optische Drehungsvermogen«, 2te Aufl., FIg. 46, Pag. 322. 
