Undergökning av tenn-silverlegeringarnas elektriska egenskaper 
5 
a. Försöksanordning. 
Fig. 1. 
Fig. 1 ger en schematisk bild av den försöksanordning, jag använt för att 
reducera dessa fel till ett minimum. Från ett batteri av två seriekopplade Leclanché- 
element L går strömmen genom en vippa F, till j)uiikten A, där huvudled- 
ningen grenar sig mellan å ena sidan reostaten R (1000 ohra) och å andra sidan 
ledningen ACDB. Denna består dels av en koppartråd CB med ett motstånd av 
ungefär 1 ohra och dels ett nianganinmotstånd DB av ungefär 999 ohms motstånd, 
så avmätt, att totala motståndet i denna gren ACDB vid 21" C. blir 1000 
ohm. Det i tiguren antydda sättet för koppartrådens anordning skall längre fram 
närmare beskrivas. Från B går huvudledningea över E genom en dekadisk moi- 
ståndssats UF på 1000 ohm (korrektioner < 0,01 *^/o). Är proppen vid R urtagen, 
går hela strömmen genom CD. ötrömstjrkan blir då ungefär 1 milliampere och 
dotentialfallet i CD 1 millivolt. Mindre potentialfall i CD erhåller man genom att 
låta Imvudströmmen grena sig mellan ledningen ACDB och ett godtyekiigt mot- 
stånd från reostaten R. I det följande har jag använt såsom shunt ÖU, 100, 200 
etc. upp till 800 ohm. Såsom tiguren visar, kon]penserar man lermoelementets iFOj 
EMK medelst potential fallet utefter CD. Strömstyrkan i huvudledningen uppmätes 
på det sättet, att man medelst potentialfallet längs EF kompenserar ett uormal- 
element N (Westonelemeut). På detta sätt kan man utan svårighet mäta ströra- 
styrkaii med en noggrannhet av 0,01 ^ o, och, såsom jag i det följande gt-nom rxempel 
skall visa. kan man genom systematisk uppmätning av stj-oniätyrkan med regel- 
bundna tidsintervall ehminera eventuella fel från små ändringar i -trönnuen? styrka. 
För att fastställa kompensationen, kan man med omkustaren T, kt>ppia in i 
nonnalelementetrf resp. termoelementets (PO) strömkrets en ?pegelgalvanomeier efter 
Deprez-d"Arsoiival med tvålindad spole. Användes den kortaste linduingtQ varv, 
4 ohm), erhålles ett utslag av 1 mm. för en ström av 1,8. 10 amp. vid 2 mis 
