g Edvard Björnsson 
reostaten omkastas de båda grenarne av denna på vanligt sätt. Då motståndet m, 
i CD är beroende av temperaturen, är det nödvändigt att utföra mätningen vid ett 
tillfälle, då rumstemperaturen håller sig konstant inom 0,1 ä 0,2*^ under den tid, 
som behöves för att utföra en hel mätningsserie. Detta visar sig vara fallet mellan 
6—9 e. m. under sommaren, särskilt vid mulet väder. Hg^ och Hg^ giva vid upp- 
värmning anledning till termoströmmar och måste skyddas mot värmestrålning 
genom pappershuvar. Vid omkastning av strömriktniugen med vippan märker 
man genast, om sådana finnas, på den bristande symmetrien i galvanometerutslagen, 
och man får i sådant fall vänta, tills temperaturen hunnit jämna ut sig. Alla omkast- 
ningar av vippan eller omkopplingar göras med regelbundna tidsmellanrum för att 
eHminera nollpunktsförskjutningar. Nollpunkten observeras efter varje avläsning. 
Temperaturen är uppmätt med en Einschmelztermometer (Fuess 27600 : — 7 
~ + 52) utan korn - 
I Tab. 1 häl i exempel en fullständig mätningsserie. Då 
nollpunkten ej va.: i r tiden, äro sådana observationer ej anförda. 
För temperaturkor re k: längre fram. 
Tab. 1. 11 juli 1908. 
M. 
21,2" 
1 ohm 
nu+x 
200 
172,7 
172,8 
+ 0.73 - 0,33 
4- 0,18 + 0,22 
0i02 
1 200 ^ ^ a^<m 
^-ll^i--^'-^-^'-" 
ar = 0,00027; = 0,86365. (21,2°). 
KD 
DC 
21,2° 
l+x 
200 
172,6 
172,8 
+ 0,81 - 0,40 
- 0,3« + 0,80 
0,61 
0,58 
K K 
h^DC 
172,7 
172,8 
+ 0,64 -0,23 
+ 0,08 + 0,30 
Reostaten lade.s om. 
KDC 
CLR, 
GalT.-Qtsl. j Med. 
20O 
231,4 
o;2s 
0,56 
x = 0,00022; m. = 0,86360. f21,3«). 
DC 
21,3» 
231 
(X62 
'ri328; relucerat tiU 21,2**; 
