6 
Б. К л е й н ъ. 
трубка. Въ цилиндръ наливалось немного ртути, а надъ ней Ю^о 
растворъ сѣрной кислоты. Въ свою очередь, капиллярная трубка 
наполнялась хпмически-чгістой ртутью, въ которую погружалась 
платиновая проволока, представлявшая другой электродъ прибора. 
Если черезъ этотъ послѣдній пропустить токъ, то онъ, производя 
деформацію частицъ ртутнаго мениска въ капиллярной трубкѣ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ обусловлпваетъ его передвиженіе въ направленіи 
тока. Перемѣщеніе ртути наблюдается посредствомъ микроскопа 
(я пользовался микроскопомъ Цейсса, объективомъ В и окуля- 
ромъ 3 съ окулярнымъ микрометромъ). Такъ какъ при незначи- 
тельныхъ разностяхъ потенціаловъ — согласно Оствальду, начиная 
съ 0,0001 V — перемѣщеніе ртутнаго мениска пропорціонально 
электровозбудительной силѣ, то электрометръ Липпмана чре:івычайно 
удобенъ для наблюденій надъ токами съ малой разностью потен- 
ціаловъ, благодаря своей замѣчатеіьной чувствительности и иде- 
альнымъ угасаніямъ. 
При составленіи электрометра необходимы были нѣкоторыя 
предосторожности, излагаемыя ниже. Передъ наполненіемъ трубка 
съ капиллярнымъ концомъ захватывалась плотно въ держалку и 
посредствомъ каучуковой трубки соединялась съ небольшой во- 
ронкой. Каучукоиая трубка зажималась, и когда воронка была 
наполнена химически чистой ртутью, зажимъ осторожно отпускался, 
и ртуть медленно наполняла капилляръ. При этомъ слѣдовало 
остерегаться, чтобы колонна ртути въ капиллярѣ не была пре- 
рвана пузырькомъ воздуха, такъ какъ въ этомъ случаѣ необходимо 
большое давленіе для наполненія трубки. Слѣдуетъ также остере- 
гаться опускать ртуть въ капиллярѣ слишкомъ низко, такъ какъ 
при этомъ замыканіе электрометра въ самомъ себѣ даже безъ 
посторонней электровозбудительной силы можетъ вызвать истеченіе 
ртути изъ капилляра. 
Вездѣ, гдѣ мной обозначено направленіе тока, оно относится 
къ внѣшнему проводнику, а не къ тѣмъ токамъ, которые имѣютъ 
мѣсто внутри растенія. Приводимый цифры соотвѣтствуютъ числу 
дѣленій, на которое при прохожденіи тока отклонялся отъ нуля 
ртутный менискъ электрометра, и имѣютъ только относительное зна- 
ченіе. Точныхъ измѣреній токовъ въ общепринятыхъ электриче- 
скихъ единицахъ я не производилъ. 
